title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om mätsystem avsedda för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder (volym eller massa) av andra vätskor än vatten som 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande av sådana mätsystem för användning för vissa särskilt angivna ändamål.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. avstängningsbar/icke avstängningsbar: ett mätsystem anses vara avstängningsbart/icke avstängningsbart när vätskeflödet kan/inte kan hejdas snabbt och enkelt, 2. direktindikering: den indikering, antingen massa eller volym, som motsvarar den mätstorhet som mätaren fysiskt kan mäta; direktindikering kan konverteras till en indikering av en annan mängd med hjälp av en omvandlare,

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), i lydelsen enligt

text: kommissionens direktiv 2015/13/EU

text: . Se även

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: 3. drivmedelsmätare: ett mätsystem avsett för att fylla på bränsle i motorfordon, småbåtar och mindre flygplan, 4. flödesområde: området mellan minsta flödet (Qmin) och största flödet (Qmax), 5. minsta uppmätt mängd (MMQ): den minsta vätskemängd som från metrologisk synpunkt kan godtas för mätning i mätsystemet, 6. mätare: mätinstrument som konstruerats för att kontinuerligt mäta, registrera och visa den vätskemängd som passerar genom mätgivaren (beräknat vid mätningsförhållandena); vätskan ska passera i en sluten fylld ledning, 7. mätsystem: ett system som omfattar själva mätaren inklusive alla anordningar som behövs för att åstadkomma en korrekt mätning eller som är avsedda att underlätta mätningarna, 8. normalförhållanden: de specificerade förhållanden som den uppmätta vätskemängden konverteras till från mätbetingelserna, 9. omvandlare: en del av räkneverket, inbegripet relevanta tillhörande mätinstrument, som genom att beakta vätskans egenskaper (temperatur, densitet, osv.) vilka uppmätts med hjälp av tillhörande mätinstrument eller lagrats i ett minne automatiskt konverterar a) den volym av vätskan som uppmätts vid mätförhållandena till en volym vid normalförhållanden eller till en massa, eller b) den massa av vätskan som uppmätts vid mätförhållanden till en volym vid mätförhållanden eller till en volym vid normalförhållanden, 10. räkneverk: en del av en mätare som tar emot utsignaler från mätgivaren eller mätgivarna och eventuellt från tillhörande mätinstrument och visar mätresultaten, 11. självbetjäningsapparat: en särskild apparat som ingår i ett självbetjäningssystem och som gör det möjligt för ett eller flera mätsystem att fungera i självbetjäningssystemet, 12. självbetjäningssystem: ett system som ger kunden möjlighet att använda ett mätsystem för att erhålla vätska för eget bruk, och 13. tillhörande mätinstrument: ett instrument kopplat till räkneverket för mätning av vissa storheter som är karakteristiska för vätskan i syfte att göra en korrigering eller konvertering.

text: Krav på mätsystem

text: För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska ett mätsystem uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: Ett mätsystem som släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för att tas i bruk av en näringsidkare vid försäljning till enskild konsument av bränsle som drivmedel eller för uppvärmning av bostäder ska 1. vara försett med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 2. vara av minst den noggrannhetsklass som anges i tabell 5 i bilagan till dessa föreskrifter, och 3. vara konstruerat för kondenserande luftfuktighet och åtminstone klara en övre temperatur på 40 °C samt en undre temperatur på - 25 °C.

text: Mätsystemet ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F, H1 och G till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. 1. B + F. 2. B + D. 3. H1. 4. G.

text: Ett mätsystem, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att mätsystemet inte uppfyller kraven och att det inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk för de ändamål som anges i 4 § förrän den uppfyller kraven.

text: Ibruktagande av ett mätsystem

text: En näringsidkare som tar i bruk ett mätsystem för de ändamål som anges i 4 § ska använda ett mätsystem som uppfyller kraven i 4 §. Om mätsystemet avses användas för strängare temperaturförhållanden än de som anges i 4 § 3, ska mätsystemet vara konstruerat för att klara en undre temperatur på -40 °C.

text: Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. –––––––––– 1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2024. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:6

text: ) om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:9

text: om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten eller

text: STAFS 2016:6

text: om mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Särskilda krav på mätsystem avsedda för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder (volym eller massa) av andra vätskor än vatten

text: Inledande anmärkning: I förekommande fall kan termerna "volym och l" i denna bilaga läsas som "massa och kg".

text: 1. Nominella driftförhållanden Tillverkaren ska specificera de nominella driftförhållandena för instrumentet, särskilt följande.

text: 1.1 Flödesområdet Flödesområdet ska uppfylla följande villkor: 1. Flödesområdet för ett mätsystem ska ligga inom flödesområdet för varje ingående del, särskilt mätaren. 2. Mätare och mätsystem.

text: Tabell 1

text: Specifikt mätsystem Vätskeegenskap Minsta förhållande Qmax : Qmin

text: Drivmedelsmätare Vätskor som inte är 10 : 1 kondenserade gaser

text: Kondenserade gaser 5 : 1

text: Mätsystem Kryovätskor 5 : 1

text: Mätsystem på rörledning Alla vätskor Anpassad för och system för lastning av användning fartygstankar

text: Alla andra mätsystem Alla vätskor 4 : 1

text: 1.2 Egenskaperna hos den vätska som ska mätas av instrumentet genom att vätskans benämning eller typ eller de egenskaper som är av betydelse anges, till exempel följande: 1. Temperaturområde. 2. Tryckområde. 3. Densitetsområde. 4. Viskositetsområde.

text: 1.3 Nominell växelspänning eller begränsningar i fråga om likströmsförsörjning. 1.4 Normalförhållanden för omräkning (konvertering) av värden. 2. Noggrannhetsklassificering och största tillåtna fel 2.1 För mängder större än eller lika med 2 liter är största tillåtna fel i indikeringen:

text: Tabell 2

text: Noggrannhetsklass 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Mätsystem (A) 0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % Mätare (B) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 % 2.2 För mängder mindre än två liter är största tillåtna fel i indikeringen:

text: Tabell 3

text: Uppmätt volym, V Största tillåtna fel V < 0,1 l 4 x värdet i tabell 2, beräknat för 0,1 l 0,1 l < V < 0,2 l 4 x värdet i tabell 2 0,2 l < V < 0,4 l 2 x värdet i tabell 2, beräknat för 0,4 l 0,4 l < V < 1 l 2 x värdet i tabell 2 1 l < V < 2 l värdet i tabell 2, beräknat för 2 l

text: 2.3 Oavsett hur stor den uppmätta mängden är, bestäms storleken på det största tillåtna felet av det större av följande två värden: 1. Absolutvärdet av det största tillåtna felet enligt tabell 2 eller tabell 3. 2. Absolutvärdet av det största tillåtna felet för den minsta tillåtna mängden (Emin).

text: 2.4.1 För minsta tillåtna uppmätta mängder som är större än eller lika med två liter gäller följande villkor.

text: Villkor 1: Emin ska uppfylla villkoret: Emin > 2R, där R är visningsanordningens minsta skaldelsvärde.

text: Villkor 2: Emin bestäms av formeln: Emin = (2 MMQ) x (A/100), där MMQ är minsta uppmätta mängd och A är det numeriska värdet på rad A i tabell 2.

text: 2.4.2 För minsta tillåtna uppmätta mängder som är mindre än två liter gäller ovanstående villkor 1 och Emin är dubbelt så stort som det värde som anges i tabell 3 och som hänför sig till rad A i tabell 2.

text: 2.5 Konverterade mätresultat Då det gäller mätresultat som konverterats är de största tillåtna felen de som anges i rad A i tabell 2.

text: 2.6 Omvandlare Största tillåtna fel på grund av omräkningen i de mätresultat som konverterats av en omvandlare är lika med  (A–B), där A och B är de värden som anges i tabell 2.

text: Delar av omvandlarna som kan provas separat

text: 1. Räkneverk

text: Det största tillåtna felet, positivt eller negativt, i visade mängdvärden som ingår i beräkningen, är lika med en tiondel av det största tillåtna felet enligt rad A i tabell 2.

text: 2. Tillhörande mätinstrument

text: De tillhörande mätinstrumenten ska ha en noggrannhet som är lika med eller bättre än värdena i tabell 4:

text: Tabell 4

text: Mätsystemets noggrannhetsklasser Största tillåtna fel i mätningar 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5

text: Temperatur  0,3 ºC  0,5 ºC  1,0 ºC

text: Tryck Mindre än 1 MPa:  50 kPa Från 1 till 4 MPa:  5 % Större än 4 MPa:  200 kPa

text: 3 3 3 Densitet  1 kg/m  2 kg/m  5 kg/m

text: Dessa värden gäller visning av de karakteristiska storheterna hos vätskan på omvandlaren.

text: 3. Noggrannhet i beräkningsfunktionen

text: Det största tillåtna felet, positivt eller negativt, i beräkningen av varje typisk storhet ska vara två femtedelar av det värde som fastställs i punkt 2 ovan.

text: 2.7 Kravet i punkt 2.6.1 gäller alla beräkningar, inte bara konvertering.

text: 2.8 Mätsystemet får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.

text: 3. Största tillåtna påverkan av störningar 3.1 Påverkan av elektromagnetiska störningar på ett mätsystem ska uppfylla ett av följande krav: 1. Förändringen i mätresultatet får inte överskrida det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 3.2. 2. Presentationen av mätresultatet ska uppvisa en momentan variation som inte går att tolka, registrera eller överföra som ett mätresultat. Om systemet är avstängningsbart kan detta dessutom innebära att mätningar inte kan utföras. 3. Om förändringen i mätresultatet är större än det kritiska avvikelsevärdet, ska mätsystemet tillåta återhämtning av det mätresultat som gällde precis innan det kritiska avvikelsevärdet överskreds och avbryta flödet.

text: 3.2 Det kritiska avvikelsevärdet är det större av 1. en femtedel av det största tillåtna felet för en viss uppmätt mängd, och 2. Emin.

text: 4. Hållbarhet Efter ett lämpligt test, där den av tillverkaren uppskattade tidsperioden beaktas, ska följande kriterium uppfyllas:

text: Skillnaden i mätresultatet efter testet, jämfört med det ursprungliga mätresultatet, ska inte överstiga värdet för mätare som specificeras i rad B i tabell 2.

text: 5. Lämplighet 5.1 För varje uppmätt mängd som hänför sig till samma mätning, ska de visningar som tillhandahålls av olika anordningar inte avvika från varandra mer än ett skaldelsvärde, förutsatt att dessa anordningar har samma skaldelsvärde. Då skilda anordningar har olika skaldelsvärden får inte avvikelsen vara större än det största skaldelsvärdet.

text: I fråga om självbetjäningssystem ska dock huvudindikatorn i mätsystemet ha samma skaldelsvärde som självbetjäningsapparaten och mätresultaten får inte skilja sig sinsemellan.

text: 5.2 Det ska inte vara möjligt att avleda den uppmätta mängden under normala användningsförhållanden om det inte klart framgår.

text: 5.3 Luft eller gaser med halter som inte enkelt kan upptäckas i vätskan får inte orsaka en ändring i felet som överskrider 1. 0,5 % för andra vätskor än drickbara vätskor och för vätskor med en viskositet som inte överskrider 1 mPa.s, och 2. 1 % för drickbara vätskor och för vätskor med en viskositet som överskrider 1 mPa.s.

text: Den tillåtna ändringen får emellertid inte vara mindre än 1 % av MMQ. Detta värde gäller då luft- eller gasblåsor förekommer.

text: 5.4 Instrument för direktförsäljning 5.4.1 Ett mätsystem för direktförsäljning ska vara försett med anordning för nollställning av visningen.

text: Det ska inte vara möjligt att avleda den uppmätta mängden.

text: 5.4.2 Den mängdangivelse som ligger till grund för transaktionen ska vara permanent till dess att alla parter i transaktionen har godtagit mätningsresultaten.

text: 5.4.3 Mätsystem för direktförsäljning ska vara avstängningsbara.

text: 5.4.4 Luft eller halter av gas i vätskan får inte orsaka en ändring i felet som överskrider de värden som anges i punkt 5.3.

text: 5.5 Drivmedelsmätare 5.5.1 Displayer på drivmedelsmätare får inte kunna nollställas medan mätning pågår.

text: 5.5.2 Ny mätning får inte kunna påbörjas förrän displayen har nollställts.

text: 5.5.3 När ett mätsystem är utrustat med mätvärdesvisare som visar priset, får skillnaden mellan det visade priset och det pris som beräknas ifrån priset per enhet och den visade mängden inte överskrida det pris som motsvarar Emin. Skillnaden behöver emellertid inte vara mindre än den minsta myntenheten.

text: 6. Kraftförsörjningsfel Ett mätsystem ska antingen vara utrustat med reservkraft som upprätthåller alla mätfunktioner under den tid som den ordinarie strömförsörjningen inte fungerar eller vara försett med hjälpmedel för att lagra och visa aktuella data, så att den pågående transaktionen kan avslutas, samt med förmågan att stoppa flödet vid den tidpunkt felet uppstår i den ordinarie strömförsörjningen.

text: 7. Ibruktagande

text: Tabell 5

text: Noggrannhetsklass Typer av mätsystem

text: 0,3 Mätsystem på rörledning

text: 0,5 Alla mätsystem som inte är upptagna på annat ställe i denna tabell, särskilt – drivmedelsmätare – mätsystem på tankbilar för vätskor med låg viskositet, (< 20 mPa.s) – mätsystem för lastning och lossning av fartygstankar, järnvägstankar och tankbilar, – mätsystem för mjölk, – mätsystem för tankning av flygplan.

text: 1,0 Mätsystem för kondenserade gaser under tryck vilka mäts vid en temperatur lika med eller högre än - 10 C.

text: Mätsystem som normalt har klass 0,3 eller 0,5 men som används för vätskor – vars temperatur är lägre än - 10 C eller högre än 50 C, – vars dynamiska viskositet är högre än 1 000 mPa.s, – vars största volymetriska flöde är mindre än eller lika med 20 l/h.

text: 1,5 Mätsystem för flytande koldioxid.

text: Mätsystem för kondenserade gaser under tryck vilka mäts vid en temperatur under - 10 C (ej kryovätskor).

text: 2,5 Mätsystem för kryovätskor (temperatur under - 153 C).

text: Anmärkning: Tillverkaren får dock ange en bättre noggrannhet för vissa typer av mätsystem.

text: 8. Måttenheter Uppmätt mängd ska visas i milliliter, kubikcentimeter, liter, kubikmeter, gram, kilogram eller ton.


fs: stafs

publisher: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om automatiska vågar

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nedan definierade automatiska vågar avsedda för bestämning av massan av en kropp genom utnyttjande av gravitationens inverkan på kroppen som 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande av sådana automatiska vågar för användning för vissa särskilt angivna ändamål.

type: stycke

type: paragraf

text: Definitioner

type: rubrik

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. automatisk catchweigher: automatisk våg som bestämmer massan av i förväg sammansatta diskreta laster (till exempel färdigförpackningar) eller av enstaka laster av löst material, 2. automatisk fyllningsvåg: automatisk våg som fyller behållare med en förinställd och praktiskt taget konstant massa av en bulkvara, 3. automatisk kontrollvåg: automatisk catchweigher som delar in artiklar av olika massa i två eller flera undergrupper alltefter värdet på skillnaden mellan deras massa och ett nominellt inställt värde,

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), i lydelsen enligt

text: kommissionens direktiv 2015/13/EU

text: . Se även

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: 4. automatisk våg: mätinstrument som utan ingripande av en operatör bestämmer massan av en vara och som följer ett på förhand fastställt program av automatiska förlopp som är kännetecknande för mätinstrumentet, 5. bestämning av verifierad bruttovikt: bestämning av verifierad bruttovikt (VGM) enligt metod 1 i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (

text: TSFS 2010:174

text: ) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast, och 6. framställning av färdigförpackningar (förutbestämda kvantiteter): mätning eller kontroll av den faktiska varumängden vid framställning av färdigförpackade varor i enlighet med kraven i

text: STAFS 2017:1

text: om färdigförpackade varor, 7. framställning av färdigförpackningar (ej förutbestämda kvantiteter): bestämning av den faktiska varumängden vid framställning av färdigförpackningar som är avsedda att säljas i nominella mängder som är uttryckta i vikt eller volymenheter och innehåller minst 5 g eller 5 ml och högst 10 kg eller 10 l, 8. icke-kontinuerlig summeringsvåg (summerande behållarvåg): automatisk våg som bestämmer massan hos en bulkvara genom att dela in den i separata satser. Massorna av de separata satserna bestäms i en följd och summeras. Varje diskret sats töms sedan över till bulkform. 9. järnvägsvåg: automatisk våg med lastgivare och spår där spårbundna fordon kan passera, 10. kontinuerlig summeringsvåg (bandvåg): automatisk våg som kontinuerligt bestämmer massan av en bulkvara på en bandtransportör, utan att det sker någon systematisk uppdelning av varan och utan att avbryta bandtransportörens rörelse, 11. viktmärkningsvåg: automatisk catchweigher som märker enstaka artiklar med vikt, 12. vikt- och prismärkningsvåg: automatisk catchweigher som märker enstaka artiklar med vikt och pris, och 13. vägning av fiskeriprodukter: vägning av fiskeriprodukter enligt artikel

text: och

text: i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna

text: (EG) nr 847/96

text: (EG) nr 2371/2002

text: (EG) nr 811/2004

text: (EG) nr 768/2005

text: (EG) nr 2115/2005

text: (EG) nr 2166/2005

text: (EG) nr 388/2006

text: (EG) nr 509/2007

text: (EG) nr 676/2007

text: (EG) nr 1098/2007

text: (EG) nr 1300/2008

text: (EG) nr 1342/2008

text: och upphävande av förordningarna

text: (EEG) nr 2847/93

text: (EG) nr 1627/94

text: och

text: (EG) nr 1966/2006

text: , i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/812

text: , och avdelning IV, kapitel II i kommissionens genomförandeförordning

text: (EU) nr 404/2011

text: av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för

text: rådets förordning (EG) nr 1224/2009

text: om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, i lydelsen enligt kommissionens genomförandeförordning

text: (EU) 2015/1962

text: 3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (

text: STAFS 2017:1

text: ) om färdigpackade varor.

text: Krav på automatiska vågar

text: För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska en automatisk våg uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: En automatisk våg ska vara försedd med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för 1. bestämning av avgift, baserad på massa, för hämtning av avfall hos privathushåll, 2. bestämning av verifierad bruttovikt, 3. vägning av fiskeriprodukter, 4. bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning till allmänheten, 5. framställning av färdigförpackningar (förutbestämda kvantiteter), eller 6. framställning av färdigförpackningar (ej förutbestämda kvantiteter). Den ska dessutom vara 1. konstruerad för de temperatur- och fuktförhållanden i vilka den avses användas, och 2. lämplig utifrån noggrannhetsklass, kontrollskaldel, gravitation och lutning.

text: Den automatiska vågen ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, D1, E, F, F1, G och H1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument.

text: Mekaniska system: 1. B + D. 2. B + E. 3. B + F. 4. D1. 5. F1. 6. G. 7. H1.

text: Elektromekaniska vågar: 1. B + D. 2. B + E. 3. B + F. 4. G. 5. H1.

text: Elektroniska vågar eller vågar som innehåller programvara: 1. B + D. 2. B + F. 3. G. 4. H1.

text: En automatisk våg, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att den automatiska vågen inte uppfyller kraven och att den inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk för de ändamål som anges i 4 § förrän den uppfyller kraven.

text: Ibruktagande av en automatisk våg

text: Den som tar i bruk en automatisk våg för de ändamål som anges i 4 § första stycket ska använda en automatisk våg som uppfyller kraven i 4 §.

text: Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. –––––––––– 1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2024. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:7

text: ) om automatiska vågar. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:10

text: om automatiska vågar eller

text: STAFS 2016:7

text: om automatiska vågar ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Särskilda krav på automatiska vågar

text: Kapitel I – Krav som är gemensamma för alla automatiska vågtyper

text: 1. Specificerade driftförhållanden Tillverkaren ska ange de specificerade driftförhållandena för vågen enligt följande. 1.1 För mätstorheten: Mätområdet angivet som största och minsta last. 1.2 För de influensstorheter som härrör från strömförsörjningen: Vid likströmsförsörjning: nominell likspänning eller gränser för likström. Vid växelströmsförsörjning: nominell och lägsta växelspänning eller gränser för växelström. 1.3 För de mekaniska och klimatmässiga influensstorheterna: Minsta temperaturintervall är 30 ºC om inte annat specificeras i följande kapitel i denna bilaga. De mekaniska miljöklasserna enligt punkt 1.3.2 i bilaga I till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument är inte tillämpliga. För instrument som används under särskilda mekaniska påfrestningar, t.ex. instrument som ingår i fordon, ska tillverkaren fastställa de mekaniska användningsvillkoren. 1.4 För andra influensstorheter (vid behov): Arbetshastighet. Egenskaperna hos den vara som ska vägas. 2. Tillåten påverkan av störningar – Elektromagnetisk miljö Krävda prestanda och det kritiska avvikelsevärdet anges i kapitlet för respektive vågtyp i denna bilaga. 3. Lämplighet 3.1 Det ska finnas anordningar som begränsar effekterna av lutning, belastning och arbetshastighet, så att de största tillåtna felen inte överskrids under normal drift. 3.2 Det ska finnas lämpliga anordningar för materialhantering så att vågen inte överskrider största tillåtna fel under normal drift.

text: 3.3 Vågens manövergränssnitt för operatören ska vara tydligt och ändamålsenligt utformat. 3.4 Operatören ska ha möjlighet att bedöma tillförlitligheten hos displayen (när sådan finns). 3.5 Vågen ska kunna nollställas på lämpligt sätt så att den inte överskrider största tillåtna fel under normal drift. 3.6 Varje resultat utanför mätområdet ska vara markerat på utskriften om en sådan är möjlig.

text: Kapitel II – Automatiska catchweighers

text: 1. Noggrannhetsklasser 1.1 Vågarna indelas i primärkategorierna X och Y enligt tillverkarens specificering. 1.2 Dessa primärkategorier indelas ytterligare i de fyra noggrannhetsklasserna XI, XII, XIII och XIIII och Y(I), Y(II), Y(a) och Y(b) som ska anges av tillverkaren. 2. Vågar i kategori X 2.1 Kategori X gäller för vågar som avses i 2 § 6 och 7. 2.2 Noggrannhetsklasserna ska kompletteras med faktor (x) som anger högsta tillåtna standardavvikelse enligt definitionen i punkt 4.2. Tillverkaren ska definiera faktor (x) där (x) ska vara  2 och ha formen 1 x k k k 10 , 2 x 10 eller 5 x 10 , där k är ett negativt heltal eller noll. 3. Vågar i kategori Y Kategori Y gäller för alla övriga automatiska catchweighers.

text: 4. Största tillåtna fel 4.1 Medelfel kategori X/Största tillåtna fel för vågar i kategori Y

text: Tabell 1

text: Nettolast (m) uttryckt i kontrollskaldelar (e) Största Största tillåtna tillåtna fel fel

text: XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b) X Y

text: 0 0 0 0 + 0,5 e + 1 e < m < < m < < m < < m < 50 000 5 000 500 50

text: 50 000 5 000 500 50 + 1,0 e + 1,5 e < m < < m < < m < < m < 200 000 20 000 2 000 200

text: 200 000 20 000 2 000 200 + 1,5 e + 2 e < m < m < < m < < m < 100 000 10 000 1 000

text: 4.2 Standardavvikelse Största tillåtna standardavvikelse för vågar av klass X (x) är resultatet av att faktor (x) multipliceras med värdet i tabell 2 nedan.

text: Tabell 2

text: Nettolast (m) Största tillåtna standardavvikelse för klass X(1) m  50 g 0,48 % 50 g  m  100 g 0,24 g 100 g  m  200 g 0,24 % 200 g  m  300 g 0,48 g 300 g  m  500 g 0,16 % 500 g  m  1 000 g 0,8 g 1000 g  m  10 000 g 0,08 % 10 000 g  m  15 000 g 8 g 15 000 g  m 0,053 % För klasserna XI och XII, ska (x) vara mindre än 1 För klass XIII, ska (x) inte vara större än 1 För klass XIIII, ska (x) vara större än 1

text: 4.3 Kontrollskaldel – vågar med ett intervall

text: Tabell 3

text: Antal kontrollskaldelar n = max/e Noggrannhetsklasser Kontrollskaldel Minsta Högsta XI Y(I) 0,001 g < e 50 000 - XII Y(II) 0,001 g < e < 0,05 g 100 100 000 0,1 g < e 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g < e < 2 g 100 10 000 5 g < e 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g < e 100 1 000

text: 4.4 Kontrollskaldel – vågar med flera intervall

text: Tabell 4

text: Antal kontrollskaldelar n = max/e Noggrannhetsklasser Kontrollskaldel Minsta värde Högsta värde n = maxi/e(i+1) n = maxi/ei XI Y(I) 0,001 g < ei 50 000 - XII Y(II) 0,001 g < ei ≤ 0,05 g 5 000 100 000

text: 0,1 g < ei 5 000 100 000

text: XIII Y(a) 0,1 g < ei 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g < ei 50 1 000 Där: i = 1, 2, ... r i = partiellt vägningsområde r = totala antalet partiella vägningsområden För i = r ska motsvarande kolumner i tabell 3 tillämpas med e ersatt med er. 5. Mätområde När tillverkaren anger mätområdet för vågar i klass Y ska denne beakta att den minsta lasten inte får vara mindre än klass Y(I): 100 e klass Y(II): 20 e för 0,001 g < e < 0,05 g, och 50 e för 0,1 g < e klass Y(a): 20 e klass Y(b): 10 e Vågar som används för sortering, t.ex. brevvågar och avfallsvågar: 5 e

text: 6. Dynamisk inställning 6.1 Den dynamiska inställningsanordningen ska fungera inom ett lastområde som anges av tillverkaren.

text: 6.2 När vågen är utrustad med dynamisk inställningsanordning, som kompenserar för den dynamiska påverkan av laster i rörelse, ska denna anordning ha en spärr som gör att den inte fungerar utanför lastområdet, samt kunna kopplas bort.

text: 7. Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska

text: störningar

text: 7.1 Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer ska vara följande.

text: 7.1.1 För vågar i kategori X: 1. För automatisk hantering enligt tabell 1 och tabell 2. 2. För statisk vägning i icke-automatisk hantering enligt tabell 1.

text: 7.1.2 För instrument i kategori Y: 1. För varje last i automatisk hantering i enlighet med tabell 1. 2. För statisk vägning i icke-automatisk hantering, som kategori X i enlighet med tabell 1.

text: 7.2 Det kritiska avvikelsevärdet på grund av en störning är en kontrollskaldel.

text: 7.3 Temperaturområde: 1. För klasserna XI och Y(I) är minimiområdet 5 C. 2. För klasserna XII och Y(II) är minimiområdet 15 C.

text: Kapitel III – Automatiska fyllningsvågar

text: 1. Noggrannhetsklasser 1.1 Tillverkaren ska ange både referensnoggrannhetsklassen Ref(x) och en eller flera driftsnoggrannhetsklasser X(x).

text: 1.2 Noggrannheten hos en vågtyp anges med en referensnoggrannhetsklass, Ref(x), som motsvarar den bästa möjliga noggrannheten för vågar av den aktuella typen. Efter installation klassas de enskilda vågarna i en eller flera driftsnoggrannhetsklasser, X(x), beroende på de varor som ska vägas. k k k Klassfaktorn (x) ska vara  2 och ha formen 1 x 10 , 2 x 10 eller 5 x 10 , där k är ett negativt heltal eller noll.

text: 1.3 Referensnoggrannhetsklassen, Ref(x), gäller för statiska laster.

text: 1.4 För driftsnoggrannhetsklassen X(x) är X ett system där noggrannheten bestäms i förhållande till lastvikten och (x) är den faktor som felgränserna för klass X(1) i punkt 2.2 ska multipliceras med.

text: 2. Största tillåtna fel 2.1 Fel vid statisk vägning 2.1.1 För statiska laster vid specificerade driftförhållanden ska det största tillåtna felet för referensnoggrannhetsklassen, Ref(x), vara 0,312 av största tillåtna avvikelse från genomsnittlig fyllning enligt tabell 5 multiplicerad med klassfaktorn (x). 2.1.2 För vågar där fyllningen kan bestå av mer än en last (t.ex. kumulativa eller selektiva kombinationsvågar) ska det högsta tillåtna felet för statiska laster vara den noggrannhet som krävs för den fyllning som anges i punkt 2.2 (dvs. inte summan av den största tillåtna avvikelsen för individuella laster). 2.2 Avvikelse från genomsnittlig fyllning

text: Tabell 5

text: Värdet på massan, m (g) av Största tillåtna avvikelse från fyllningarna genomsnittlig fyllning för klass X(1) m  50 7,2 %

text: 50  m  100 3,6 g 100  m  200 3,6 % 200  m  300 7,2 g

text: 300  m  500 2,4 % 500  m  1 000 12 g 1 000  m  10 000 1,2 %

text: 10 000  m  15 000 120 g 15 000  m 0,8 %

text: Anmärkning: Beräknad avvikelse från genomsnittlig fyllning får korrigeras för att kompensera för inverkan av materialets partikelstorlek.

text: 2.3 Fel i förhållande till förinställt värde (inställningsfel) För vågar där man kan ställa in en fyllvikt i förväg får den största skillnaden mellan det förinställda värdet och den genomsnittliga fyllda massan inte överskrida 0,312 av den största tillåtna avvikelsen från genomsnittlig fyllning enligt tabell 5. 3. Funktion under inverkan av influensfaktorer och av elektromagne-

text: tiska störningar

text: 3.1 Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer anges i punkt 2.1. 3.2 Med vågens angivelse av statisk vikt som utgångsvärde är det kritiska avvikelsevärdet på grund av en störning lika med den förändring som motsvarar det största tillåtna felet enligt punkt 2.1, beräknat för minsta nominella fyllning, eller den förändring som har samma effekt på fyllningen i fallet med vågar där fyllningen består av flera laster. Det beräknade kritiska avvikelsevärdet ska avrundas till närmast högre skaldel (d). 3.3 Tillverkaren ska ange värdet av den minsta nominella fyllningen.

text: Kapitel IV – Icke-kontinuerliga summeringsvågar

text: 1. Noggrannhetsklasser Vågarna indelas i fyra noggrannhetsklasser, nämligen 0,2, 0,5, 1 och 2. 2. Största tillåtna fel

text: Tabell 6

text: Noggrannhetsklass Största tillåtna fel i den summerade lasten

text: 0,2  0,10 %

text: 0,5  0,25 %

text: 1  0,50 %

text: 2  1,00 %

text: 3. Summerat skaldelsvärde Det summerade skaldelsvärdet (dt) ska ligga i området 0,01 % max < dt < 0,2 % max. 4. Minsta summerade last (min) Den minsta summerade lasten (min) ska inte vara mindre än den last vid vilken det största tillåtna felet är lika med det summerade skaldelsvärdet (dt), och inte mindre än den minsta lasten enligt tillverkarens specifikation. 5. Nollställning Vågar som inte tarerar vikten efter varje tömning ska ha en nollställningsanordning. Vågen ska upphöra att fungera automatiskt när det presenterade nollpunktsvärdet varierar med 1. 1 dt på vågar med automatisk nollställningsanordning, och 2. 0,5 dt på vågar med halv-automatisk eller icke-automatisk nollställningsanordning. 6. Operatörsgränssnitt Under drift i automatiskt läge ska operatören inte kunna göra inställningar eller nollställning. 7. Utskrift På vågar utrustade med skrivare ska det inte gå att nollställa summan förrän det är utskrivet. Utskrift av summan ska ske om den automatiska driften avbryts. 8. Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska

text: störningar

text: 8.1 Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer anges i tabell 7.

text: Tabell 7

text: Last (m) i summerat skaldelsvärde (dt) Största tillåtna fel

text: 0 < m ≤ 500  0,5 dt

text: 500 < m ≤ 2 000  1,0 dt

text: 2 000 < m ≤ 10 000  1,5 dt

text: 8.2 Det kritiska avvikelsevärdet på grund av störningar är ett summerat skaldelsvärde av viktangivelsen och en lagrad totalmängd.

text: Kapitel V – Kontinuerliga summeringsvågar

text: 1. Noggrannhetsklasser Vågarna är indelade i tre noggrannhetsklasser, nämligen 0,5, 1 och 2. 2. Mätområde 2.1 Tillverkaren ska ange mätområdet, förhållandet mellan den minsta nettolasten på vågenheten och den maximala kapaciteten och den minsta summerade lasten. 2.2 Den minsta summerade lasten min får inte vara mindre än 800 d för klass 0,5, 400 d för klass 1, 200 d för klass 2, där d står för det summerade skaldelsvärdet av den allmänna summeringsanordningen. 3. Största tillåtna fel

text: Tabell 8

text: Noggrannhetsklass Största tillåtna fel i den summerade lasten 0,5  0,25 %

text: 1  0,5 %

text: 2  1,0 %

text: 4. Bandets hastighet Bandets hastighet ska anges av tillverkaren. Hastigheten får inte variera med mer än 5 % av det nominella värdet för bandvågar med en hastighet och bandvågar med varierad hastighet som har manuell hastighetsinställningskontroll. Varans hastighet får inte avvika från bandhastigheten. 5. Allmän summeringsanordning Det ska inte vara möjligt att nollställa den allmänna summeringsanordningen.

text: 6. Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska

text: störningar

text: 6.1 Det största tillåtna felet på grund av influensfaktorer, för en last som inte är mindre än min ska vara 0,7 gånger det lämpliga värde som specificeras i tabell 8 avrundat upp till närmast högre summerade skaldelsvärde (d).

text: 6.2 Det kritiska avvikelsevärdet på grund av störningar ska vara 0,7 gånger det lämpliga värde som specificeras i tabell 8 för en last som är lika stor som min för den avsedda klassen av bandvågen avrundat till närmast högre summerade skaldelsvärde (d).

text: Kapitel VI – Automatiska järnvägsvågar

text: 1. Noggrannhetsklasser Vågarna är indelade i fyra noggrannhetsklasser, nämligen 0,2, 0,5, 1 och 2.

text: 2. Största tillåtna fel 2.1 Största tillåtna fel för vägning under rörelse av en enda vagn eller ett helt tåg, är de värden som anges i tabell 9.

text: Tabell 9

text: Noggrannhetsklass Största tillåtna fel

text: 0,2  0,1 %

text: 0,5  0,25 %

text: 1  0,5 %

text: 2  1,0 %

text: 2.2 Vid vägning av kopplade eller icke-kopplade vagnar under rörelse får största tillåtna fel vara ett av följande värden, beroende på vilket som är störst: 1. Värdet beräknat enligt tabell 9, avrundat till närmaste skaldelsvärde. 2. Värdet beräknat enligt tabell 9 avrundat till närmaste skaldelsvärde för en vikt som är lika med 35 % av den högsta vagnsvikten (enligt angivelse på märkningen). 3. Ett skaldelsvärde (d).

text: 2.3 Vid vägning av tåg under rörelse får största tillåtna fel vara ett av följande värden, beroende på vilket som är störst: 1. Värdet beräknat enligt tabell 9, avrundat till närmaste skaldelsvärde. 2. Värdet beräknat enligt tabell 9 för vikten av en enda vagn som är lika med 35 % av den högsta vagnsvikten (enligt angivelse på märkningen) multiplicerat med antalet referensvagnar (högst 10 vagnar) i tåget och avrundat till närmaste skaldelsvärde. 3. Ett skaldelsvärde (d) för varje vagn i tåget men högst 10 d.

text: 2.4 Vid vägning av kopplade vagnar får felen från högst 10 % av vägningsresultaten, utförda under en eller flera passager av tåget, överskrida respektive största tillåtna fel enligt punkt 2.2, men det får inte överskrida dubbla det värdet.

text: 3. Skaldelsvärde (d) Noggrannhetsklassen och skaldelsvärdet ska förhålla sig till varandra som i tabell 10.

text: Tabell 10

text: Noggrannhetsklass Skaldelsvärde (d)

text: 0,2 d  50 kg

text: 0,5 d  100 kg

text: 1 d  200 kg

text: 2 d  500 kg

text: 4. Mätområde 4.1 Den minsta kapaciteten ska inte vara mindre än 1 t och inte större än värdet av resultatet av den minsta vagnsvikten delat med antalet partiella vägningar.

text: 4.2 Den minsta vagnsvikten ska inte vara mindre än 50 d.

text: 5. Funktion under inverkan av influensfaktorer och elektromagnetiska

text: störningar

text: 5.1 Största tillåtna fel under inverkan av influensfaktorer är specificerade i tabell 11.

text: Tabell 11

text: Last (m) i kontrollskaldelar (d) Största tillåtna fel 0 < m ≤ 500  0,5 d 500 < m ≤ 2 000  1,0 d 2 000 < m ≤ 10 000  1,5 d 5.2 Det kritiska avvikelsevärdet på grund av en störning är ett skaldelsvärde.


title: Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och Publicera d teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:8) om mätare för aktiv elenergi

text: En elmätare i mätsystem kategori 1 och 2 ska vara försedd med CEmärkning och metrologisk tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för mätning av överförd el i 1. koncessionspliktigt nät för annans räkning enligt

text: 6 kap. 1 § ellagen (1997:857)

text: , 2. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 2 kap. 3 § lagen (2011:1200)

text: om elcertifikat, 3. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 3 § lagen (2010:601)

text: om ursprungsgarantier för el, eller 4. lägenheter inom en byggnad om det finns en skyldighet att se till att mätning ska kunna ske enligt lagen (

text: ) om energimätning i byggnader. Den ska dessutom 1. vara minst av noggrannhetsklass B om den är avsedd för mätning med mättransformatorer, 2. vara konstruerad för kondenserande fuktighet, och 3. klara de temperaturförhållanden i vilka den avses användas, dock om den avsedda placeringen är öppen åtminstone en övre temperatur på 70 °C och en undre temperatur på -40 °C.

text: __________ 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.

text: Se

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

text: På Swedacs vägnar ULF HAMMARSTRÖM

text: Mikael Schmidt

type: foreskrift


title: Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och Publicerad teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:9) om mätsystem för mätning av överförd el

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Tillämpningsområde

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av mätsystem som används för mätning av överförd el i 1. koncessionspliktigt nät för annans räkning enligt

text: 6 kap. 1 § ellagen (1997:857)

text: , och 2. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 2 kap. 3 § lagen (2011:1200)

text: om elcertifikat, om mätsystemet tagits i bruk efter den 1 maj 2015, och 3. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 3 § lagen (2010:601)

text: om ursprungsgarantier för el.

type: kapitel

text: 2 kap. Gemensamma krav på mätsystem

text: Mätvärdesregistrering

text: För mätsystem som registrerar mätvärden enligt förordningen (

text: ) om elcertifikat och förordningen (

text: ) om ursprungsgarantier för el gäller följande vid mätvärdesregistrering. 1. Mätvärdets energiupplösning ska vara anpassad till de energiflöden som kan antas förekomma i mätpunkten och a) får för mätsystem kategori 1 aldrig vara större än 1 kWh, och b) ska för mätsystem kategori 2-5 vid mätsystemeffekt motsvara som störst 1/10 av största tillåtna fel för aktuell kategori. 2. Tidsangivelsen får högst avvika från normaltid med a) 60 s för mätsystem kategori 1, och b) 7 s för mätsystem kategori 2-5.

text: Se

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025. På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om avgasmätare

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nedan definierade avgasmätare avsedda för kontroll och yrkesmässigt underhåll av motorfordon i bruk som 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande av sådana avgasmätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. avgasmätare: ett mätinstrument som fastställer halterna av vissa ämnen som ingår i avgaserna från en fordonsmotor med gnisttändning vid det analyserade provets fukthalt; dessa ämnen är kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), syre (O2), kolväten (HC); mängden kolväten uttryckt som koncentration av n-hexan (C6H14) mätt med nära-infraröda absorptionstekniker; gasfraktionen uttryckt i procent (% vol) för CO, CO2 och O2 och i delar per miljon (ppm vol) för HC; en avgasmätare beräknar dessutom lambdavärdet, med utgångspunkt från avgashalterna, och 2. lambda: ett dimensionslöst värde, som anger en motors förbränningseffekt genom förhållandet luft/bränsle i avgaserna, fastställt genom en standardiserad referensformel.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), i lydelsen enligt

text: kommissionens direktiv 2015/13/EU

text: . Se även

text: om ett informationsför- 1 farande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: Krav på avgasmätare

text: För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska en avgasmätare uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: En avgasmätare ska vara försedd med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för 1. kontroll av krav på avgasrening enligt bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (

text: TSFS 2017:54

text: ) om kontrollbesiktning, eller 2. sådan provning av avgasrening som utförs av ackrediterad verkstad för utfärdande av intyg som ska prövas av Transportstyrelsen enligt

text: 6 kap. 19 § fordonsförordningen (2009:211)

text: Avgasmätaren ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F, och H1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. 1. B + F. 2. B + D. 3. H1.

text: En avgasmätare, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att avgasmätaren inte uppfyller kraven och att den inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk för de ändamål som anges i 4 § förrän den uppfyller kraven.

text: Ibruktagande av en avgasmätare

text: Den som tar i bruk en avgasmätare för de ändamål som anges i 4 § ska använda en mätare som uppfyller däri angivna krav.

text: Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. –––––––––– 1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2025. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:11

text: ) om avgasmätare. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:14

text: om avgasmätare eller

text: STAFS 2016:11

text: om avgasmätare ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Särskilda krav på avgasmätare

text: Instrumentklasser

text: 1. Två klasser 0 och I är definierade för avgasmätare. De relevanta minsta mätområdena för dessa klasser framgår av tabell 1.

text: Tabell 1

text: Klasser och mätområden Parameter Klasserna 0 och I CO-fraktion 0–5 % vol CO2-fraktion 0–16 % vol Kolvätefraktion 0–2 000 ppm vol

text: O2-fraktion 0–21 % vol λ 0,8–1,2

text: Nominella driftförhållanden

text: 2. Nominella värden på driftförhållandena ska anges av tillverkaren enligt följande. 2.1 För klimatmässiga och mekaniska influensstorheter: 1. Ett minsta temperaturområde på 35 °C för den klimatmässiga miljön. 2. Tillämplig mekanisk miljöklass är klass M1. 2.2 För influensstorheter som härrör från elkraftförsörjningen: 1. Spännings- och frekvensområden för växelströmsförsörjningen. 2. Gränser för likströmsförsörjningen. 2.3 För omgivningstryck: Största och minsta värde på omgivningstrycket är för båda klasserna: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa.

text: Största tillåtna fel

text: 3. Största tillåtna fel definieras enligt följande.

text: 3.1 För var och en av de uppmätta fraktionerna utgörs det största tillåtna felet, vid specificerade driftförhållanden enligt punkt 1.1 i bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, av det större av de två värden som anges i tabell 2 nedan. Absolutvärden uttrycks i % vol eller i ppm vol varvid procentandelarna är procent av det sanna värdet.

text: Tabell 2

text: Största tillåtna fel

text: Parameter Klass 0 Klass I

text: ± 0,03 % vol ± 0,06 % vol CO-fraktion ± 5 % ± 5 %

text: ± 0,5 % vol ± 0,5 % vol CO2-fraktion ± 5 % ± 5 %

text: ± 10 ppm vol ± 12 ppm vol Kolvätefraktion ± 5 % ± 5 %

text: ± 0,1 % vol ± 0,1 % vol O2-fraktion ± 5 % ± 5 %

text: 3.2 Största tillåtna fel i lambdaberäkningen är 0,3 %. Det konventionella sanna värdet beräknas med hjälp av den formel som anges i punkt 5.3.7.3 i föreskrifter nr 83 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (FN/ECE) .

text: I detta syfte används de värden som visas av instrumentet för beräkning.

text: Tillåten påverkan av störningar

text: 4. För var och en av de volymfraktioner som instrumentet mäter ska det kritiska avvikelsevärdet vara lika med det största tillåtna felet för respektive parameter.

text: 5. Påverkan av elektromagnetiska störningar ska vara sådan att 1. förändringen i mätresultatet håller sig inom det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 4, eller 2. mätresultatets presentation är sådan att det inte kan tolkas som ett giltigt mätresultat.

text: 3 EUT L 42, 15.2.2012, s. 1.

text: Övriga krav

text: 6. Upplösningen ska vara lika med eller en storleksordning högre än de värden som anges i tabell 3.

text: Tabell 3

text: Upplösning

text: CO CO2 O2 Kolväte

text: Klasserna 0 och I 0,01 % vol 0,1 % vol ( ) 1 ppm vol ( ) 0,01 % vol för mätstorheter under eller lika med 4 % vol, annars 0,1 % vol. Lambdavärdet ska visas med en upplösning av 0,001. 7. Standardavvikelsen för 20 mätningar får inte överskrida en tredjedel av modulen för det största tillåtna felet för varje tillämplig gasfraktion. 8. Vid mätning av CO, CO2 och kolväte måste det instrument som inbegriper det särskilda gashanteringssystemet visa 95 % av slutvärdet enligt kalibreringsgaserna inom 15 sekunder efter byte från en gas med nollinnehåll, det vill säga friskluft. För mätning av O2 måste instrumentet under likartade förhållanden visa ett värde som avviker mindre än 0,1 % vol från noll inom 60 sekunder efter byte från friskluft till en syrefri gas. 9. Andra ingående ämnen i avgaserna än de som ska mätas får inte påverka mätresultatet med mer än halva modulen av det största tillåtna felet, när sådana ämnen förekommer i nedanstående största volymfraktioner: 6 % vol CO, 16 % vol CO2, 10 % vol O2, 5 % vol H2, 0,3 % vol NO, 2 000 ppm vol kolväte (som n-hexan), vattenånga upp till mättning. 10. En avgasmätare ska vara försedd med en inställningsanordning som möjliggör nollställning, gaskalibrering och internjustering. Inställningsanordningen för nollställning och internjustering ska vara automatisk.

text: 11. Med en automatisk eller halvautomatisk inställningsanordning ska instrumentet inte kunna göra någon mätning så länge inställning inte är genomförd.

text: 12. En avgasmätare ska detektera kvarvarande kolväterester i instrumentets gassystem. Det får inte vara möjligt att genomföra en mätning om kvarvarande kolväten före en mätning överskrider 20 ppm vol.

text: 13. En avgasmätare ska ha en anordning för automatisk upptäckt av varje fel i syrekanalens sensor som beror på slitage eller ett brott i anslutningsledningen.

text: 14. Om avgasmätaren kan fungera med olika bränslen (t.ex. bensin eller flytande gas) ska det finnas möjlighet att välja lämpliga koefficienter för lambdaberäkning utan osäkerhet om att rätt metod tillämpas.


title: Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (2020:1) och allmänna råd om ackreditering

text: Dessa föreskrifter tillämpas avseende organ som ansöker om eller har beviljats ackreditering av Swedac.

text: Definitioner och förkortningar

text: I dessa föreskrifter avses med 1. ackrediterad rapport/ackrediterat certifikat, intyg, kalibreringsbevis eller uttalande: handling som innehåller resultat från en aktivitet relaterad till bedömning av överensstämmelse som ingår i det ackrediterade organets ackrediteringsomfattning och som med ackrediteringssymbol eller text innehåller en hänvisning till ackreditering, 2. ackrediteringssymbol: återgivande i nedan angiven ordning av a) Swedacs ackrediteringsmärke, b) ackrediteringsnummer, föregånget av ”SE-V-” för organ som är ackrediterade för uppgifter enligt Emas , c) kontrollform,

text: Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 2 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 3

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009

text: om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning

text: (EG) nr 761/2001

text: och kommissionens beslut 1

text: och

text: d) kontrollformsstandard, åtföljd av aktuell beteckning för oberoende (A), (B) eller (C) för ackrediterade kontrollorgan, eller ”EMAS” för organ som är ackrediterade för uppgifter enligt Emas, 3. ackreditering med flexibel omfattning: ackreditering vars omfattning formulerats på ett sätt som medger att det ackrediterade organet får göra vissa typer av ändringar av de tjänster som erbjuds under ackreditering, 4. bevittning: observation av organ när det genomför aktiviteter inom sin ansökta eller beviljade ackrediteringsomfattning, 5. EA: den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering (European co-operation for Accreditation), 6. IAF: den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering av certifierings, verifierings- och valideringsorgan (International Accreditation Forum), 7. ILAC: den internationella samarbetsorganisationen för ackreditering av biobanker, kontrollorgan, laboratorier, arrangörer av program för kompetensprövning och producenter av referensmaterial (International Laboratory Accreditation Cooperation), 8. kontrollform: aktivitet som är relaterad till bedömning av överensstämmelse utfört av ett organ som är eller kan bli ackrediterad för uppgiften. Exempel på olika kontrollformer är certifiering av ledningssystem, provning och kontroll, 9. kontrollformsstandard: standard för organ som utför en aktivitet relaterad till bedömning av överensstämmelse, 10. kontrollordning/certifieringsordning: uppsättning av regler och förfaranden som beskriver objekt, krav och metodik för en viss bedömning av överensstämmelse, 11. organ: företag, verksamhet eller organisation som innehar rättslig handlingsförmåga, 12. samma ledning: person eller grupp av personer inom samma organisation som tar övergripande ansvar för den ackrediterade verksamheten, 13. samma ledningssystem: samling av sammankopplade regler och processer som fastställts av samma ledning för att möjliggöra för denna ledning att ta ansvar för den ackrediterade verksamheten, 14. samma organisation; grupp bestående av flera organ, fördelade på en eller flera platser, sammanbundna med det ackrediterade organet genom ett kontrakt eller ett motsvarande rättsförhållande vilka bedriver verksamhet under samma namn och logotyp, 15. sub scope; specifikation av ackrediteringens omfattning enligt de principer som tillämpas i IAF:s MLA-avtal (Multilateral recognition agreement), 16. underleverantör: den som anlitas av ett ackrediterat organ för att utföra en aktivitet relaterad till bedömning av överensstämmelse, t.ex. kontroll eller provning.

text: Krav relaterade till kontrollordning och kontrollform

text: Swedac ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse enligt sådana krav i harmoniserade standarder och eventuella ytterligare krav som avses i

text: artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

text: om krav för ackreditering och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: . Dessa krav finns angivna på Swedacs webbplats www.swedac.se.

text: 4 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: 5 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: Krav för att visa att förutsättningarna för ackreditering är uppfyllda

text: Ett organ som ansöker om ackreditering ska visa att det uppfyller de krav som gäller för ackrediteringen. Ett organ som beviljats ackreditering ska alltid efterleva de aktuella krav som gäller för ackrediteringen, och kunna visa att det gör det. Organet ska ge Swedac tillgång till personal, lokaler, utrustning, information och dokumentation i de avseenden och med den framförhållning som behövs för att Swedac ska kunna bedöma om kraven för ackreditering är uppfyllda.

text: Ett organ som ansöker om ackreditering eller är ackrediterat ska anordna och medverka i bevittningar i den omfattning som Swedac bedömer behövs för att säkerställa att kraven för ackreditering är uppfyllda samt på ett sådant sätt att det är möjligt för Swedac, eller annat ackrediteringsorgan som Swedac sätter i sitt ställe, att delta. Ett organ som saknar kundunderlag kan, efter Swedacs medgivande, i stället anordna och medverka i verklighetssimulerade bevittningar.

text: Ett organ som ansöker om ackreditering eller är ackrediterat ska ha överenskommelse med 1. sina kunder genom vilka dessa förpliktar sig att tillåta att bedömarlag från Swedac får bevittna organets arbete hos kund, och 2. sina underleverantörer genom vilka dessa förpliktar sig att tillåta att bedömarlag från Swedac får bevittna underleverantörens arbete hos kund eller det ackrediterade organets bedömning av underleverantören. Swedac kan medge undantag från denna bestämmelse om det med hänsyn till det ackrediterade organets verksamhet bedöms att sådana avtal inte behövs, eller om organets möjlighet att ingå sådana avtal är begränsad i annan författning.

text: Ett organ som ansöker om ackreditering eller är ackrediterat ska tillåta att observatörer utsedda av EA, IAF eller ILAC närvarar vid Swedacs bedömningar, om det inte föreligger skäl som gör det olämpligt. Detsamma gäller för den som deltar vid bedömningen för att tolka.

text: Krav relaterade till hänvisning till ackreditering

text: Ett ackrediterat organ ska alltid utfärda en ackrediterad rapport, certifikat, intyg, kalibreringsbevis eller uttalande för de uppdrag som omfattas av organets ackreditering, om inte annat framgår av lag eller föreskrift eller särskilt har avtalats mellan organet och dess kund. Om ett sådant avtal ingås måste det ackrediterade organet informera sin kund om att Swedac då inte kommer kunna intyga tillförlitligheten av den utförda tjänstens resultat. Ett sådant avtal får inte ingås om kravet på ackreditering är föreskriven, framgår av kontrollordning, eller om handlingen ska användas i förhållande till tredje part.

text: När ett organ hänvisar till sin ackreditering ska det använda tillämplig ackrediteringssymbol i bilaga 1 till dessa föreskrifter eller hänvisa till ackrediteringen i text. Om organet hänvisar till ackrediteringen i text ska informationen i texten motsvara den som följer av ackrediteringssymbolen.

text: 6 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 7 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 8 3 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 9 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 10 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: När ett organ hänvisar till sin ackreditering i rapport, certifikat, intyg, kalibreringsbevis eller uttalande ska organet i anslutning till sådan hänvisning ange sitt namn, märke eller logotyp.

text: Allmänna råd till 13 §

text: När organet hänvisar till ackrediteringen i text kan texten t.ex. utformas enligt följande. <Det ackrediterade organets namn> med ackrediteringsnummer <X> är ackrediterat av Swedac för <kontrollform> enligt <kontrollformsstandard>.

text: Innan en tjänst utförs ska ett ackrediterat organ informera sina kunder och andra intressenter om i vilken utsträckning erbjudna tjänster kommer att utföras under ackreditering. Efter att en tjänst har utförts ska det ackrediterade organet i rapport, certifikat, intyg, kalibreringsbevis eller uttalande tydliggöra i vilken utsträckning respektive tjänst har utförts under ackreditering.

text: Krav vid hänvisning till internationella avtal om ömsesidigt erkännande

text: Ett organ som har ackrediterats av Swedac får hänvisa till internationella avtal om ömsesidigt erkännande efter ansökan om detta hos Swedac. Användandet av IAF:s MLA-märke och ILAC:s MRA-märke får ske under följande förutsättningar: a) IAF:s MLA-märke och ILAC:s MRA-märke får endast användas i ett sammanhang som relaterar till ackrediterad verksamhet och i kombination med Swedacs ackrediteringsmärke. b) vid hänvisning till IAF:s MLA-märke ska Swedac vara signatär på sub scope-nivå. c) vid hänvisning till ILAC:s MRA-märke ska Swedac vara signatär på nivå tre enligt ILAC:s riktlinjer. d) det ackrediterade organet måste ha rutiner för att säkerställa att de och deras kunder inte använder IAF:s MLA-märke på ett vilseledande sätt. Information om vilka MLA/MRA-avtal Swedac är signatär till finns på www.swedac.se. ILAC:s MRA-märke har följande utseende och ska återges utan att proportionerna eller teckensnittet förändras och med texten i läsbar storlek. Märket ska återges i blått eller svart och på en bakgrund som inte försvårar läsning av märket. När blått används ska färgerna vara CMYK C100 M56 Y0 K0, eller Pantone Matching System 293C, eller RGB R0 G0 B229.

text: 11 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 12 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: IAF:s MLA-märke har följande utseende och ska återges utan att proportionerna eller teckensnittet förändras och med texten i läsbar storlek. Märket ska återges i svart och vitt eller i färgerna pantone 2747 (mörkblå) och pantone 299 (ljusblå) och på en bakgrund som inte försvårar läsning av märket. Märkets bredd ska inte understiga 20 millimeter i tryck eller 75 pixlar vid användning av digital media.

text: Krav på upplysningar vid förändringar

text: Ett ackrediterat organ ska utan dröjsmål informera Swedac om följande: 1. ändring av organets namn, 2. beslut om att försätta organet i konkurs, 3. ändring av organisationsnummer, 4. byte av ägare för organet eller annat bolag till vilket det ackrediterade organet är knutet som kan påverka organets oberoende, 5. flytt eller avveckling av organets verksamhet, eller 6. bortfall av kompetens eller utrustning som är nödvändig för den ackrediterade verksamheten. Ett ackrediterat organ ska även, utan dröjsmål, informera Swedac om andra förändringar som kan påverka dess möjligheter att uppfylla kraven för ackreditering eller villkoren för den ackrediterade verksamhetens bedrivande.

text: Krav på upprätthållande av lista över tjänster erbjudna under

text: ackreditering samt förteckning över ändringar

text: Ett ackrediterat organ ska sammanställa en lista över de tjänster som organet erbjuder under flexibel omfattning. Listan ska hållas uppdaterad och innehålla de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna föreskrift samt vara tillgänglig för den som begär det, om det inte föreligger skäl som gör sådant tillgängliggörande olämpligt. Organet ska löpande upprätthålla förteckning över de ändringar som genomförs inom ramen för den flexibla omfattningen. Förteckningen ska innehålla följande uppgifter: - alla förändringar genomförda under de senaste fem åren - datum för förändringen, - vad ändringen omfattar, - om det påverkar listan enligt första stycket, samt - eventuell referens till validering eller verifiering.

text: 13 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 14 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: En certifiering som utfördes innan beslutet om ackreditering meddelades, gäller som en certifiering under ackreditering om certifieringsorganet efter en granskning kan konstatera att de förutsättningar som gäller för certifikat under ackreditering är uppfyllda och ett ackrediterat certifikat därefter har utfärdats.

text: I de fall ett ackrediterat certifieringsorgan lämnar medgivande till en kund, som erhållit certifiering av sitt ledningssystem eller av en produkt, att återge certifieringsorganets logotyp eller certifieringsmärke i kombination med ackrediteringssymbolen ska certifieringsorganet ha en policy och rutiner för sådan användning. Ett certifieringsorgan som har lämnat ett medgivande enligt första stycket ska bevaka att ackrediteringssymbolen inte används i ett sådant sammanhang eller på ett sådant sätt att det kan leda till missförstånd om ackrediteringens omfattning eller innebörd. Om certifieringsorganet får kännedom om att ackrediteringssymbolen används i ett sådant sammanhang eller på ett sådant sätt som anges i andra stycket, ska organet kräva rättelse och informera Swedac om det inträffade.

text: De krav på aktiviteter, processer och dokumentering som inkluderas i kapitlet för ledningssystem i den för ackrediteringen relevanta harmoniserade standarden enligt 3 § gäller även för krav som ställs i dessa föreskrifter och i de eventuella ytterligare krav som det hänvisas till i 3 §.

text: Ett ackrediterat organ får inte erbjuda tjänster som medför bedömning av överensstämmelse i form av certifiering eller verifiering/validering mot någon av de standarder som det hänvisas till i 3 §.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2026.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Stina Benderix

text: 15 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 16 6 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 17 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: . 18 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: Bilaga 1

text: Ackrediteringssymboler för hänvisning till ackreditering i rapporter, certifikat, intyg eller kalibreringsbevis.

text: Ackred. nr. 0000 SE-V-0000 Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Certifiering av Miljökontrollant Personcertifiering Produktcertifiering ledningssystem EMAS ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17065 ISO/IEC 17021-1

text: Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Verifiering Validering Kompetensprövning Kalibrering ISO/IEC 17029 ISO/IEC 17029 ISO/IEC 17043 ISO/IEC 17025

text: Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Provning Provning Produktion av Kontroll ISO/IEC 17025 ISO 15189 referensmaterial ISO/IEC 17020 (A) ISO 17034

text: Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Kontroll Kontroll ISO/IEC 17020 (B) ISO/IEC 17020 (C)

text: Med siffrorna 0000 avses det ackrediteringsnummer respektive det Emasackrediteringsnummer som tilldelats av Swedac.

text: 19 Senaste lydelse

text: STAFS 2020:1

text: Exempel på kombinerade ackrediteringssymboler möjliga att använda för hänvisning till ackreditering på brevpapper, i marknadsföringsmaterial eller andra kommunikationsmedia.

text: Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Ackred. nr. 0000 Kalibrering Provning Kontroll Provning ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 (B, ISO/IEC 17025 ISO 15189 C)

text: Bilaga 2

text: Uppgifter som organets lista enligt 23 § om ackreditering med flexibel omfattning ska innehålla 1. Certifieringsorgan

text: - typ av certifiering (t.ex. ledningssystem, produkt, process, tjänst eller person), - certifieringsordning, - kravspecifikation mot vilken certifiering utförs (ofta en standard och/eller föreskrifter), - industrisektor (anges endast när det är relevant), och - kategori av produkt, process, tjänst eller person (anges endast när det är relevant).

text: 2. Kontrollorgan

text: - typ av kontrollorgan (enligt EN ISO/IEC 17020), - kontrollordning (anges endast när det är relevant), - typ och omfattning av kontroll, och - kravspecifikation mot vilken kontrollen utförs (ofta en standard och/eller föreskrifter).

text: 3. Kalibreringslaboratorier

text: - bästa mätförmåga (CMC), uttryckt med angivande av 1. storhet eller mätnormal, 2. kalibrerings- eller mätmetod, 3. instrument eller material som ska kalibreras eller mätas, 4. mätområde och, när relevant, andra parametrar (t.ex. påförd spänning), och 5. mätosäkerhet.

text: 4. Provningslaboratorier inklusive medicinska laboratorier

text: - material eller produkt som ska provas, - komponent, parameter eller egenskap/undersökning som ska provas, och - provning, eller typ av provning, och, när lämpligt, provningsteknik/mätprincip, provningsmetod eller utrustning som används.

text: 5. Arrangörer av provnings- eller kalibreringsjämförelser

text: - jämförelseprogram, - typ av objekt, och - storhet eller egenskap eller, när det är lämpligt, typ av storhet eller egenskap som ska identifieras, mätas eller provas.

text: 6. Producenter av referensmaterial

text: - typ av referensmaterial (certifierat eller inte), - föremål eller materialmatris, - egenskap eller egenskaper, och - vilken metodik som används för att bestämma egenskapsvärde.

text: 7. Validerings- och verifieringsorgan

text: - typ av aktivitet (validering eller verifiering), - den kravspecifikation som yttrandet som ska verifieras/valideras relaterar till (ofta en standard och/eller föreskrifter), - verifierings- eller valideringsordning (anges endast när det är relevant), och - industrisektor (anges endast när det är relevant).

text: 8. Andra organ som utför bedömning av överensstämmelse

text: - den specifika uppgift som organet är ackrediterat för, - den kravspecifikation mot vilken överensstämmelse bedöms, - kontrollordning (anges endast när det är relevant), och - industrisektor (anges endast när det är relevant).


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om avgifter för ackrediterade organ m.m

text: Dessa föreskrifter innehåller dels bestämmelser om sådana avgifter för ackreditering, tillsyn och bedömning som avses i

text: 21 § lagen (2011:791)

text: om ackreditering och teknisk kontroll, dels bestämmelser om sådana avgifter för prövning och tillsyn som avses i

text: 4 § förordningen (1991:93)

text: om införande av OECDs principer om god laboratoriesed.

text: Termer och definitioner

text: Ackrediterade organ ska i dessa föreskrifter även anses syfta på organ som söker ackreditering eller vars ackreditering är tillfälligt återkallad. Även organ som söker om godkännande eller är godkända som GLP-laboratorium ska likställas med ackrediterade organ i dessa föreskrifter.

text: Vid tillämpning av dessa föreskrifter gäller de definitioner som finns i

text: om krav för ackreditering och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: Bestämmelser om avgifter

text: Allmänt om avgifter

text: Ackrediterade organ ska betala 1. ansökningsavgift, 2. nyackrediteringsavgift, 3. årsavgift, 4. ändrings- och utökningsavgift och 5. tilläggsavgifter i den utsträckning som framgår av dessa föreskrifter.

text: Ansökningsavgift

text: En ansökningsavgift om 4 000 kr ska betalas av den som i enlighet med 4 §

text: STAFS 2020:1

text: inkommer med en ansökan om ackreditering.

text: Nyackrediteringsavgift

text: Den som ansöker om ackreditering och som sedan tidigare inte är ackrediterad av Swedac ska betala en nyackrediteringsavgift. För en ackrediteringsomfattning som omfattas av bilaga 1 utgår en nyackrediteringsavgift enligt fastprislista i bilaga 1. För en ackrediteringsomfattning som inte omfattas av bilaga 1 utgår en nyackrediteringsavgift enligt en kostnadsberäkning baserad på avgiftsnivåerna i bilaga 2. Accepteras inte kostnadsberäkningen betraktas det som en återkallelse av ansökan.

text: Den som återkallar sin ansökan om ackreditering ska betala uppkomna faktiska kostnader. Kostnaden för sökanden ska dock i ett sådant fall inte bli högre än full avgift enligt 6 §.

text: Årsavgift

text: Ett ackrediterat organ ska betala en årsavgift. För en ackrediteringsomfattning som omfattas av bilaga 1 utgår en årsavgift enligt fastprislista i bilaga 1. För en ackrediteringsomfattning som inte omfattas av bilaga 1 utgår en årsavgift enligt en kostnadsberäkning baserad på avgiftsnivåerna i bilaga 2. De organ som sedan tidigare inte är ackrediterade av Swedac och som får beslut om ackreditering under året ska betala 1/12 av årsavgiften för varje kalendermånad som återstår av det året. Från och med året efter att ackreditering beviljats ska organet betala årsavgift för varje kalenderår om inte annat följer av 13 §.

text: Ändrings- och utökningsavgift

text: Den som ansöker om ändring eller utökning av ackreditering ska betala en ändrings- och utökningsavgift. För en ackrediteringsomfattning som omfattas av bilaga 1 utgår en ändrings- och utökningsavgift enligt fastprislista i bilaga 1. För en ackrediteringsomfattning som inte omfattas av bilaga 1 utgår en ändrings- och utökningsavgift enligt en kostnadsberäkning baserad på avgiftsnivåerna i bilaga 2. Accepteras inte kostnadsberäkningen betraktas det som en återkallelse av ansökan.

text: Tilläggsavgifter på grund av merarbete som orsakas av det ackrediterade

text: organet

text: Ett ackrediterat organ ska, utöver nyackrediteringsavgift, ändringsoch utökningsavgift eller årsavgift, betala tilläggsavgift på löpande räkning motsvarande Swedacs merkostnader om 1. väsentligt mer arbete behöver göras inom ramen för ackreditering, tillsyn eller bedömning utöver det arbete som täcks av nyackrediteringsavgift, ändrings- och utökningsavgift eller årsavgift, och

text: 2. detta beror på verksamhetsöverlåtelse, ägarbyte, företagsombildning, omorganisation, klagomål eller annan orsak som är hänförlig till det ackrediterade organet. Timtaxa baseras på avgiftsnivåerna i bilaga 2 och avgift för resa och logi utgår enligt faktiska kostnader.

text: Ett ackrediterat organ ska betala tilläggsavgift på löpande räkning motsvarande Swedacs merkostnader för arbetstid, resa och logi om organet utan godtagbara skäl inte ger Swedac möjlighet att utföra bedömning enligt plan på överenskommen tidpunkt eller annullerar planerat besök inom ramen för ackreditering, tillsyn eller bedömning senare än 15 arbetsdagar före besöket. Timtaxa baseras på avgiftsnivåerna i bilaga 2 och resa och logi enligt Swedacs faktiska kostnader.

text: Avgifter för ackreditering, tillsyn eller bedömning utanför Sverige

text: Ett ackrediterat organ ska betala avgift på löpande räkning motsvarande Swedacs merkostnader till följd av bedömning och tillsyn utomlands. Detsamma gäller när Swedac sätter ett annat nationellt ackrediteringsorgan i sitt ställe för att utföra bedömningen eller tillsynen utomlands. Första stycket gäller inte för ackrediteringsomfattning för vilken Swedac är anlitat som ackrediteringsorgan i enlighet med

text: artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

text: (EEG) nr 339/93

text: , när arbete utförs i den anlitande staten.

text: Slutbestämmelser

text: Betalningsskyldighet när ackrediteringsintyg återkallas eller begränsas

text: Vid återkallelse av ackreditering upphör skyldigheten att betala årsavgift vid utgången av innevarande år för den eller de ackrediteringsomfattningar som återkallelsen avser, under förutsättning att ackrediteringen upphör under året. Om det ackrediterade organet väljer att återkalla sin ackreditering med omedelbar verkan under förfallotiden för årsavgiftsfakturan upphör skyldigheten att betala årsavgift för innevarande år för den eller de ackrediteringsomfattningar som återkallelsen avser.

text: Tillfällig återkallelse påverkar inte ett organs skyldighet att betala årsavgift enligt 8 §.

text: Övrigt

text: Swedac kan medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2026. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2022:14

text: ) om avgifter för ackrediterade organ m.m. 3. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2023:5

text: ) om ändring i Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2022:14

text: ) om avgifter för ackrediterade organ 3 m.m.

text: På Swedacs vägnar ULF HAMMARSTRÖM Håkan N Pettersson

text: Bilaga 1

text: Fastprislista

text: Ackrediteringsomfattning

text: Ackrediterade organ som har en ackrediteringsomfattning enligt nedan omfattas av fastprislista. För områdena under rubriken Kontroll – trycksättning och cistern samt Kontroll – fordonsverkstäder kan ett organ vara ackrediterat för flera områden under rubriken och fortfarande omfattas av fastprislista. Har ett organ fler kombinationer utöver dessa beräknas avgiften utifrån Bilaga 2 – Individuell prissättning. För områdena Kalibreringslaboratorier och Övriga områden gäller fastprislista enbart om organet endast har ett verksamhetsställe och ett av områdena under rubriken. Har ett organ verksamhet på flera ställen, flera områden eller områden som inte finns med i listan omfattas de istället av bilaga 2.

text: Kontroll – trycksättning och cistern

text: Cisternkontroll Gasflaskor Oljeavskiljare i drift Påfyllnadsprocess Trycksättning med gas

text: Kontroll – fordonsverkstäder

text: Egna fordonsreparationer Fordonstillverkares hantering av verkstadskort Färdskrivare Hastighetsregulator Taxameter

text: Kalibreringslaboratorier

text: Akustik, ultraljud och vibration Elektricitet och magnetism Fotometri och radiometri Joniserande strålning Kemi och biologi Längdrelaterade storheter Massarelaterade storheter Temperatur Tid och frekvens

text: Övriga områden

text: GLP

text: Nyackrediteringsavgift

text: Nyackrediteringsavgiften beräknas enligt följande (parentesen upprepas för varje verksamhetsställe som ett organ har):

text: Basavgift + Avgift per verksamhetsställe x antal verksamhetsställen + (Avgift per område x antal områden för ett verksamhetsställe)

text: Område Basavgift Avgift per Avgift per verksamhetsställe område

text: Kontroll – trycksättning och cistern 19 008 kr 20 304 kr 10 368 kr Kontroll – fordonsverkstäder 15 552 kr 35 640 kr 10 368 kr Kalibreringslaboratorier 88 200 kr - - GLP 55 080 kr - -

text: Årsavgift

text: Årsavgiften beräknas enligt följande (parentesen upprepas för varje verksamhetsställe som ett organ har):

text: Basårsavgift + Årsavgift per verksamhetsställe x antal verksamhetsställen + (Årsavgift per område x antal områden för ett verksamhetsställe)

text: Område Basårsavgift Årsavgift per Årsavgift per verksamhetsställe område

text: Kontroll – trycksättning och cistern 10 287 kr 4 671 kr 1 296 kr Kontroll – fordonsverkstäder 14 823 kr 6 399 kr 2 592 kr Kalibreringslaboratorier 47 700 kr - - GLP 35 640 kr - -

text: Ändringsavgift

text: Ändringsavgiften är uppdelad i tre kategorier: Ändring i samband med ordinarie tillsyn, ändring vid extra tillsyn/nytt verksamhetsställe och ändring som enbart innebär granskning av dokument.

text: Ändringsavgiften för Kontroll – trycksättning och cistern och Kontroll fordonsverkstäder beräknas enligt följande. Parentesen debiteras om tillsyn ska ske mellan ordinarie tillsyner eller om utökningen omfattar nya verksamhetsställen:

text: Basavgift + Avgift per område x antal områden + (Avgift vid extra tillsyn per verksamhetsställe x antalet verksamhetsställen)

text: Vid ändring som enbart innebär granskning av dokument fastställs avgiften utifrån Granskning av dokument.

text: Område Basavgift Avgift per Avgift vid extra Granskning område tillsyn per av dokument verksamhetsställe

text: Kontroll – trycksättning och cistern 1 728 kr 3 456 kr 11 880 kr 1 728 kr Kontroll – fordonsverkstäder 1 728 kr 3 456 kr 11 880 kr 1 728 kr

text: För Kalibreringslaboratorier och GLP gäller nedan ändringsavgifter. Vid GLP kan ändring enbart ske vid extra tillsyn.

text: Område Vid ordinarie Vid extra Vid granskning tillsyn tillsyn av dokument

text: Kalibreringslaboratorier 7 200 kr 32 400 kr 7 200 kr GLP - 19 440 kr -

text: Bilaga 2

text: Individuell prissättning

text: Alla ackrediteringsomfattningar som inte omfattas av bilaga 1 omfattas av denna bilaga.

text: Nyackrediterings-, års-, ändrings- och utökningsavgift som ska betalas av ett ackrediterat organ beräknas utifrån den tidsåtgång som Swedac anser kommer att behövas för ackreditering, tillsyn eller bedömning. Samtliga organ betalar dessutom en grundavgift som beräknas utifrån den totala timkostnaden. För samtliga organ tillkommer även avgift för resa och logi utifrån ackrediteringsomfattning.

text: Timavgift och grundavgift

text: (beräknat antal timmar x timavgift + rese- och logiavgift utifrån ackrediteringsomfattning) + grundavgift

text: Område Timavgift Grundavgift

text: Anmält organ 2 000 kr 20 % Arrangörer av provningsjämförelser 1 600 kr 20 % Certifiering ledningssystem 2 000 kr 20 % Certifiering person 2 000 kr 20 % Certifiering produkter 2 000 kr 20 % Kalibreringslaboratorier 1 500 kr 20 % GEP 1 500 kr 8 % GLP 1 500 kr 8 % Fordonsbesiktning 1 600 kr 20 % Fordonsverkstäder 1 600 kr 8 % Kontroll reglerad mätteknik 1 600 kr 20 % Medicinlaboratorier 2 000 kr 20 % Miljö, livsmedel och luft 1 850 kr 20 % Provningslaboratorier 1 600 kr 20 % Referensmaterialproducenter 1 600 kr 20 % Trycksättning & Cistern 1 600 kr 8 % Validering och Verifiering 2 000 kr 20 % Övrig kontroll 1 600 kr 20 %

text: Avgift för resa och logi

text: Resa 1 500 kr Logi 1 500 kr


publisher: Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om tillsynsavgifter för vatten- och värmeenergimätare

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynsavgifter på de vatten- och värmenergimätare som används för: 1. att mäta volymer av rent kall- eller varmvatten som levereras i debiteringssyfte till byggnader där det finns en eller flera bostäder, 2. att mäta mängden levererad värmeenergi till byggnader där det finns en eller flera bostäder och det finns en skyldighet att mäta enligt

text: fjärrvärmelagen (2008:263)

text: Den som använder vatten- eller värmeenergimätare enligt 1 § ska betala en årlig tillsynsavgift till Swedac. Tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften uppgår till 1 000 kr. Den rörliga avgiften uppgår till 62 öre för varje vattenmätare och till 3 kr och 60 öre för varje värmeenergimätare som användaren har i drift.

text: Tillsynsavgiften avser kalenderår och betalas av den som den som använder vatten- och värmeenergimätaren den 1 januari det år som avgiften avser.

text: Tillsynsavgiften enligt 3 § ska baseras på det antal mätare som användaren hade i drift den 1 januari det år som avgiften avser.

text: Användaren av vatten- och värmeenergimätare ska före den 15 januari årligen anmäla till Swedac det antal mätare som användaren hade i drift den 1 januari samma år. Om det sker betydande förändringar i ägarförhållandena eller i något annat hänseende av betydelse för faktureringen av tillsynsavgiften, ska detta också anmälas. Anmälan som avses i andra stycket ska göras i förväg eller, om det förhållande som föranlett anmälningsskyldigheten inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

text: Tillsynsavgiften ska betalas i enlighet med faktura som tillställs användaren. Fakturerad avgift ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt

text: räntelagen (1975:635)

text: . Bestämmelser om bevakning och indrivning av statliga fordringar finns i

text: 12 §§

text: förordningen (

text: ) om hantering av statliga fordringar.

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2026. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2024:13

text: ) om tillsynsavgifter för vatten- och värmeenergimätare.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM

text: Håkan N Pettersson


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om tillsynsavgifter för mätsystem för mätning av överförd el

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynsavgifter på mätsystem kategori 1–5 som används av en nätkoncessionshavare för mätning av överförd el.

text: Nätkoncessionshavaren ska betala en årlig tillsynsavgift till Swedac. Tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. Den fasta avgiften uppgår till 1 000 kronor per nätkoncessionshavare. Den rörliga avgiften uppgår till 42 öre för varje mätsystem som omfattas av 1 §.

text: Tillsynsavgiften avser kalenderår och betalas av den som är nätkoncessionshavare den 1 januari det år som avgiften avser.

text: Tillsynsavgiften enligt 3 § ska baseras på det antal mätsystem som nätkoncessionshavaren hade i drift den 1 januari det år som avgiften avser.

text: Nätkoncessionshavare ska före den 15 januari årligen anmäla till Swedac det antal mätsystem som nätkoncessionshavaren hade i drift den 1 januari samma år. Om det sker betydande förändringar i ägarförhållandena eller i något annat hänseende av betydelse för faktureringen av tillsynsavgiften, ska detta också anmälas. Anmälan som avses i andra stycket ska göras i förväg eller, om det förhållande som föranlett anmälningsskyldigheten inte har kunnat förutses, utan dröjsmål.

text: Tillsynsavgiften ska betalas i enlighet med faktura som tillställs nätkoncessionshavaren.

text: Fakturerad avgift ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt

text: räntelagen (1975:635)

text: 12 §§

text: förordningen (

text: ) om hantering av statliga fordringar.

text: STAFS 2024:12

text: ) om tillsynsavgifter för mätsystem för mätning av överförd el.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM

text: Håkan N Pettersson


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon

text: Dessa föreskrifter gäller avgifter vid föreskriven periodisk återkommande kontroll och föreskriven kontroll vid bruten plombering samt vid frivillig återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon.

text: Ett kontrollorgan som utför återkommande kontroll av en våg enligt Swedacs föreskrifter (

text: STAFS 2007:19

text: ) om återkommande kontroll av ickeautomatiska vågar eller Swedacs föreskrifter (

text: STAFS 2007:1

text: ) om återkommande kontroll av automatiska vågar ska till Swedac betala en avgift om 255 kr per kontrollerad våg.

text: Ett kontrollorgan som utför återkommande kontroll av ett bränslemätdon enligt Swedacs föreskrifter (

text: STAFS 2007:3

text: ) om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten ska till Swedac betala en avgift om 125 kr per kontrollerat bränslemätdon

text: Ett kontrollorgan som utför uppgifter som nämns i 2 och 3 §§ ska hålla en förteckning över utförda kontroller. Av förteckningen ska framgå tidpunkt för kontrollen, typ av mätdon och mätdoninnehavarens namn och adress.

text: Förteckningen ska redovisas till Swedac senast 15 dagar efter utgången av den kalendermånad då kontrollen utfördes. Förteckningen ligger till grund för den avgift som kontrollorganet ska betala till Swedac i enlighet med faktura.

text: Fakturerade avgifter ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt

text: räntelagen (1975:635)

text: 12 §§

text: förordningen (

text: ) om hantering av statliga fordringar.

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2026. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2024:10

text: ) om avgifter vid återkommande kontroll av vågar och bränslemätdon. På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Håkan N Pettersson


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten

text: Dessa föreskrifter gäller avgifter för registrering och upprätthållande av registreringen av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten.

text: En tillverkare eller importör av ädelmetallarbeten ska till Swedac betala en avgift om 845 kronor för registrering av en namnstämpel. Avgiften för registrering av en namnstämpel faktureras i samband med att beslut om registreringen av namnstämpeln meddelas.

text: Från och med året efter registreringen av namnstämpeln ska tillverkaren eller importören betala en årlig avgift om 845 kronor per namnstämpel för upprätthållande av registreringen. Årsavgiften faktureras av Swedac.

text: räntelagen (1975:635)

text: . Bestämmelser om bevakning och indrivning av statliga fordringar finns i

text: 12 §§

text: förordningen (

text: ) om hantering av statliga fordringar.

text: En tillverkare eller importör av ädelmetallarbeten som vill avregistrera en namnstämpel måste, för att undvika betalningsskyldighet för årsavgift, begära avregistrering hos Swedac inom 30 dagar från fakturadatum avseende årsavgift. Om en begäran om avregistrering meddelas senare än 30 dagar från fakturadatum kvarstår skyldighet att betala hel årsavgift

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2026. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2024:11

text: ) om avgifter för registrering av namnstämplar avsedda för ädelmetallarbeten. 1

text: På Swedacs vägnar ULF HAMMARSTRÖM Håkan N Pettersson