publisher: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Tillämpningsområde

text: Dessa föreskrifter tillämpas på organ som är eller ansöker om att få bli utsett och anmält till Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna enligt

text: 9 §§

text: lagen (

text: ) om ackreditering och teknisk kontroll för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse i enlighet

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (omarbetning),

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013

text: om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv

text: , i den ursprungliga lydelsen rättad den 13 november 2015,

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning),

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning) i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning 2018/1139,

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) rättad den 5 mars 2016,

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/31/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (omarbetning),

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning) i lydelsen enligt Kommissionens delegerade

text: direktiv (EU) 2015/13

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar (omarbetning),

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/29/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl (omarbetning) rättad den 28 oktober 2014,

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv

text: , i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (omarbetning) rättad den 13 november 2015, samt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014

text: om marin utrustning och om upphävande av

text: rådets direktiv 96/98/EG

text: , i lydelsen genom Kommissionens delegerade direktiv (EU) 1 2021/1206.

text: med harmoniserad unionslagstiftning, eller enligt avtal som Europeiska unionen träffat med tredje land. Föreskrifterna gäller inte i den mån annat är särskilt föreskrivet i den harmoniserade unionslagstiftning som anmälan avser, eller om det av tillämpligt avtal med tredje land framgår att andra krav ska ställas på det utsedda organet.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter avses med 1. anmält organ: en organisation som genom bedömning av överensstämmelse tar ställning till om produkter uppfyller harmoniserad unionslagstiftning, 2. beställare: den aktör som ger det anmälda organet i uppdrag att utföra bedömning av överensstämmelse, till exempel tillverkare, installatörer och importörer, 3. brukarens kontrollorgan: ett organ för bedömning av överensstämmelse som enligt

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar får utföra vissa specificerade uppgifter, 4. erkända tredjepartsorganisationer: Ett organ för bedömning av överensstämmelse som enligt

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar får utföra vissa specificerade uppgifter, 5. harmoniserad unionslagstiftning: gemensam och enhetlig lagstiftning inom Europeiska unionen, 6. intyg: ett dokument om överensstämmelse upprättat av ett organ för bedömning av överensstämmelse i enlighet med bestämmelser som genomför harmoniserad unionslagstiftning, bl.a. certifikat, beslut om godkännande, EU-typintyg, rapport och godkännande av kvalitetssystem, 7. modul/system: förfarande vid bedömning av överensstämmelse, 8. utsett organ: en organisation som utför bedömning av överensstämmelse i enlighet med avtal som Europeiska unionen har ingått med tredje land och som gemenskapsländerna kan välja att bli signatär till.

text: Erkända tredjepartsorganisationer och brukarens kontrollorgan

text: Det som föreskrivs gällande anmälda organ ska tillämpas också för erkända tredjepartsorganisationer och brukarens kontrollorgan om inget annat är föreskrivet.

text: 2 kap. Hur man ansöker om att bli anmält organ

text: En ansökan om att bli anmält organ ska innehålla uppgift om 1. de bedömningar av överensstämmelse som organet vill bli anmält för 2. den eller de moduler/system som ansökan avser 3. den eller de produkter som organet vill utföra kontroller av.

text: Om den uppgift ansökan avser kräver att organet är ackrediterat, ska organet bifoga ett ackrediteringsintyg som ett nationellt ackrediteringsorgan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) (765/2008) av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: har utfärdat. Ett sådant intyg ska bekräfta att organet uppfyller kraven i 3 kap. 4 - 6 §§. Om organet inte är ackrediterat, ska organet i stället bifoga en ansökan 2 om ackreditering i anmälningssyfte.

text: Om bedömningen av ett organ ska ske på annat sätt än genom ackreditering ska ansökan innehålla alla underlag som krävs för att bedöma om organet uppfyller kraven i 3 kap. 4 - 6 §§.

text: Ett anmält organ får bedriva verksamhet enligt anmälan endast om Europeiska kommissionen eller de andra medlemsstaterna inte har lämnat invändning mot densamma. En sådan invändning får göras inom två veckor från anmälan när det finns ett ackrediteringsintyg för den anmälda verksamheten, och inom två månader från anmälan om sådant intyg saknas.

text: 3 kap. Allmänna bestämmelser

text: Bedömningskriterier för anmälda organ

text: I

text: 7 § lagen (2011:791)

text: om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om hur ett organ som ansöker om att bli anmält ska bedömas. För bedömning genom ackreditering tillämpas Swedacs föreskrifter om ackreditering och de tilläggskrav som framgår av EA- 2/17 M:2020 annex B .

text: Ett organ som utför bedömningar av överensstämmelse av marin utrustning ska uppfylla kraven i EN ISO/IEC 17065 i den utgåva som framgår av

text: rådets direktiv 96/98/EG

text: Utöver vad som framgår av 1 och 2 §§ ska ett organ som ansöker om att bli anmält, eller som är anmält, vid varje tidpunkt i tillämpliga delar även uppfylla kraven i 4-20 §§ i denna författning. Organ som utför bedömning av överensstämmelse av pyrotekniska artiklar enligt

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar ska dessutom uppfylla kraven i 4 kap. 1-3 §§.

text: Organisatoriska krav

text: Organet ska uppfylla följande krav: 1. Organet ska vara etablerat i enlighet med svensk rätt, bedriva näringsverksamhet och ha rättslig handlingsförmåga. 2. Organet ska vara ett tredjepartsorgan oberoende av den organisation eller den produkt som det bedömer. Brukarens kontrollorgan enligt Europaparlamentet och

text: rådets direktiv 2014/68/EU av den 15 maj 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning och tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar ska i stället ha en identifierbar struktur och rapporteringsmetoder inom gruppen som garanterar och tydligt visar dess opartiskhet. 3. Organet ska vara ansvarsförsäkrat, om inte staten tar på sig ansvaret enligt svensk lagstiftning eller staten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse. För brukarens kontrollorgan gäller i stället att detta ska vara ansvarsförsäkrat, förutsatt att inte gruppen som brukarens kontrollorgan tillhör tar på sig ansvaret. 4. Organet, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för och utför bedömning av överensstämmelse får inte a) utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller de produkter som bedöms och inte heller av den som företräder någon av dessa parter. Detta ska inte hindra användning 3

text: 2 European Accreditation Document on Accreditation for Notification Purposes.

text: av bedömda produkter som är nödvändiga för verksamheten inom organet för bedömning av överensstämmelse eller användning av produkterna för personligt bruk b) delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av dessa produkter eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster. 5. Organet ska se till att dess dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar sekretessen, objektiviteten eller opartiskheten i organets bedömningar av överensstämmelse. 6. Organet och dess personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet, ha teknisk kompetens på det specifika området och vara fria från varje påtryckning och incitament som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse. 7. Organet ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i bestämmelser som anmälan avser och för vilka organet har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av det anmälda organet eller för dess räkning och under dess ansvar. 8. Organet ska säkerställa att organet, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningarna av överensstämmelse, är opartiska. 9. Ersättningen till den högsta ledningen för ett organ och till den personal som ansvarar för att utföra bedömningarna, får inte vara beroende av antalet bedömningar som görs eller av resultaten av bedömningarna. 10. Organet ska delta i, eller se till att personalen som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta standardiseringsarbetet och det arbete som utförs i samordningsgrupper för organ för bedömning av överensstämmelse, som har inrättats i enlighet med relevant harmoniserad unionslagstiftning. Organet ska som generella riktlinjer använda de administrativa beslut och dokument som är resultatet av samordningsgruppens arbete. Organ som utför bedömningar enligt Europaparlamentens och

text: rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014

text: ska även känna till de ansvariga myndigheternas arbete när det gäller radioutrustning och frekvensplanering.

text: Kompetens- och resurskrav

text: Vid alla tidpunkter och vid varje bedömning av överensstämmelse och för varje typ eller kategori av produkter för vilka det har anmälts, ska ett organ för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande 1. personal med teknisk kunskap, erfarenhet och befogenhet att utföra bedömningen av överensstämmelse. Personalen ska ha kunskap om hur man upprättar intyg som visar att bedömningarna har gjorts samt kännedom om kraven i tillämpliga bestämmelser och harmoniserade standarder 2. nödvändiga beskrivningar av förfaranden för att utföra bedömningar av överensstämmelse. Dessa beskrivningar måste säkerställa öppenhet hos förfarandena och möjlighet att upprepa dem 3. lämpliga rutiner och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som organet utför i sin egenskap av organ som är anmält enligt

text: 9 §§

text: lagen (

text: ) om ackreditering och teknisk kontroll och annan verksamhet 4. förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet 4 med hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda

text: produktteknikens komplexitet och produktionsprocessens seriemässiga karaktär 5. nödvändiga medel för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse samt ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som är nödvändiga.

text: Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska delta, direkt eller genom utsedda representanter, i de sektorsspecifika eller sektorsövergripande samordnings- och samarbetsgrupper som har inrättats för dessa organ.

text: Operativa skyldigheter

text: Organet ska utföra, eller låta utföra, bedömningar av överensstämmelse i enlighet med förfarandena för bedömningarna på det område inom vilket organet har anmälts.

text: Organet ska utföra sina bedömningar av överensstämmelse på ett proportionerligt sätt så att beställaren inte belastas i onödan. Samtidigt ska organet respektera den grad av noggrannhet och den skyddsnivå som krävs för att de bedömda produkterna ska överensstämma med kraven i de bestämmelser som produkterna ska bedömas mot av organet.

text: Om organet konstaterar att en beställare inte har tillämpat krav i föreskrifter, harmoniserade standarder, normerande dokument eller andra tekniska specifikationer på ett korrekt sätt, ska organet begära att denne vidtar korrigerande åtgärder. Intyg ska då inte utfärdas.

text: Om ett organ vid övervakning av överensstämmelse och efter att ett intyg har utfärdats, konstaterar att en produkt inte längre uppfyller kraven, ska organet begära att beställaren vidtar korrigerande åtgärder. Organet ska då vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkalla intyget.

text: Om inga korrigerande åtgärder vidtas av beställaren eller om åtgärderna inte får önskat resultat, ska organet belägga intyget med restriktioner eller återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt.

text: Organet ska ha rutiner för att kunna ompröva sina beslut.

text: Dotterbolag och underleverantörer

text: Om ett organ för bedömning av överensstämmelse anlitar en underleverantör eller ett dotterbolag för specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse, ska organet se till att underleverantören eller dotterbolaget uppfyller kraven i 3 kap. 4-5 §§ och informera Swedac om detta.

text: Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska ta det fulla ansvaret för underleverantörens eller dotterbolagets uppgifter, oavsett var de är etablerade.

text: Verksamhet kan läggas ut på en underleverantör eller utföras av ett dotterbolag endast om kunden samtycker till detta.

text: Det anmälda organet ska på Swedacs begäran tillhandahålla de relevanta dokumenten rörande bedömningen av underleverantörens eller dotterbolagets kvalifikationer och det arbete som utförts av dessa i enlighet med den harmoniserade unionslagstiftning anmälan avser.

text: Organ för bedömning av överensstämmelse av marin utrustning ska säkerställa att de provningslaboratorier som används för att bedöma överensstämmelse, uppfyller de krav som anges i standarden EN ISO/IEC 17025 i den utgåva som framgår av

text: rådets direktiv 96/98/EG

text: Informationsskyldighet

text: Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska informera Swedac om 1. avslag, begränsningar, tillfälliga och slutgiltiga återkallelser av intyg 2. omständigheter som inverkar på omfattningen av eller villkoren för anmälan 3. begäran från marknadskontrollmyndigheterna avseende information om bedömningar av överensstämmelse 4. bedömningar av överensstämmelse som har gjorts inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenader. Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska ge andra organ, som är anmälda mot samma harmoniserade unionslagstiftning och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som täcker samma produkter, relevant information i frågor som avser negativa resultat av bedömningar av överensstämmelse. På begäran ska organet även lämna positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse till dessa organ.

text: I händelse av begränsning, tillfällig återkallelse eller återkallelse av anmälan eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten, ska det anmälda organet tillse att dess dokumentation antingen behandlas av ett annat anmält organ eller på begäran hålls tillgänglig för Swedac eller behörig sektorsmyndighet.

text: Ett anmält organ ska på begäran av Swedac redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning det har deltagit i Europeiska kommissionens samordnings- och samarbetsgrupper.

text: 4 kap. Särskilda krav på anmälda organ som gör bedömningar av artiklar enligt

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar.

text: Ett anmält organ ska tilldela de pyrotekniska artiklar som har varit föremål för en bedömning av överensstämmelse registreringsnummer som identifierar artiklarna liksom deras tillverkare. Det anmälda organet ska föra ett register över registreringsnumren för de pyrotekniska artiklar för vilka de har utfärdat intyg.

text: Det register som anges i 1 § ska vid bedömning av överensstämmelse enligt modul B, G eller H enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition, ha det format och innehålla minst de uppgifter som anges i bilagan. Uppgifterna i ett sådant register ska bevaras i minst tio år från den dag då det anmälda organet utfärdade intyg enligt modul B, G eller H. Det anmälda organet ska uppdatera registret regelbundet och göra det offentligt på internet.

text: Ett anmält organ ska bekräfta tillverkarens kategorisering av pyrotekniska artiklar som en del av bedömningen av överensstämmelse.

text: 5 kap. Bestämmelser om utsedda organ

text: Hur man ansöker om att bli utsett organ

text: En ansökan om att bli utsett organ ska innehålla 1. information om den uppgift i samband med bedömning av överenstämmelse som organet önskar bli utsett för 2. det avtal som ansökan avser 3. den produktgrupp och eventuellt tillkommande uppgifter som behövs för den produkt organet vill bli utsett för.

text: Krav avseende utsedda organ

text: För att bli utsett ska organet uppfylla villkoren i tillämpligt avtal med tredje land och de krav som tredje land ställer på organ för bedömning av överensstämmelse inom det område ansökan avser.

text: Informationsskyldighet

text: Ett utsett organ ska utan dröjsmål informera Swedac om varje omständighet som inverkar på omfattningen av, eller villkoren för uppdraget att verka som utsett organ. Organet ska även i övrigt, i den mån det framgår av tillämpligt avtal med tredje land, förse Swedac med sådan information som framgår av avtalet.

text: 6 kap. Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2022. 2. Genom författningen upphävs a) Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA) (

text: STAFS 2002:5

text: ) och Allmänna råd till Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter enligt ovan b) Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2011:5

text: ) om anmälda organ c) Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2015:6

text: ) om anmälda organ inom vissa områden.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM

text: Kristina Hallman

text: Bilaga 1

text: (Bilagan har denna lydelse genom

text: STAFS 2015:12

text: Registreringsformat för register över pyrotekniska artiklar

text: Datum för EG-typintyg Organ för bedöm- (modul B), intyg om över- ning av överensensstämmelse (modul G) Produkttyp Tillverkningens stämmelse som sva- Registrerings- Kompletterande eller godkännande enligt Tillverkare (allmän) och överensstämmelse, rar för bedömning nummer uppgifter kvalitetssystem (modul H) ev. undertyp modul (1) av tillverkningens och ev. sista giltighetsda- överensstämmelse tum (1)

text: (1) Måste alltid fyllas i om det sker på ansvar av det anmälda organ som bedömer överensstämmelse enligt Modul B i 3 kap. 3 § 1 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2015:6

text: ) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition. Inte obligatoriskt för bedömning av överensstämmelse enligt modulerna G och H i 3 kap. 3 § 2 och 3 i Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (

text: MSBFS 2015:6

text: ) om tillhandahållande av pyrotekniska artiklar och ammunition. Uppgift ska lämnas (om detta är känt) om ett annat organ för bedömning av överensstämmelse berörs.


fs: stafs

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om elmätare som 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning, 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande av elmätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål. Dessa föreskrifter tillämpas inte på mättransformatorer.

type: stycke

type: paragraf

text: Definitioner

type: rubrik

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 1 2 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument och 1 kap. 2 §

text: STAFS 2022:9

text: om mätsystem för mätning av överförd el. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. elmätare: mätare för aktiv elenergi, 2. mätare för aktiv elenergi: en anordning som mäter den aktiva elektriska energi som överförs till eller från en elenergikrets, 3. f: den spänningsfrekvens som ansluts till mätarens mätingångar, 4. fn: mätarens märkfrekvens, 5. I: den elektriska ström som passerar genom mätaren, 6. In: den specificerade referensström för vilken den strömtransformatorkopplade mätaren är konstruerad, 7. Ist: det minsta angivna värde på I vid vilket mätaren registrerar aktiv elenergi vid effektfaktor ett (flerfasiga mätare med symmetrisk belastning), 8. Imin: värde på I över vilket felet ligger inom gränsen för största tillåtna fel (flerfasmätare med symmetrisk belastning), 9. Itr: värde på I över vilket felet ligger inom gränsen för det minsta av de största tillåtna felen inom respektive klass, 10. Imax: det största värde på I för vilket felet ligger inom gränsen för största tilllåtna fel,

text: Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2022:9

text: ) om mätsystem för mätning av överförd el.

text: 11. PF: effektfaktor = cos φ = cosinus för fasskillnaden φ mellan I och U, 12. U: den elektriska spänning som ansluts till mätarens mätingångar, och 13. Un: mätarens märkspänning.

text: Krav på elmätare

text: För att en elmätare med en prestanda som gör att den i första hand är anpassad för mätning i bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål samt lätt industri ska få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska mätaren uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: En elmätare i mätsystem kategori 1 och 2 ska vara försedd med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruktagande för mätning av överförd el i 1. koncessionspliktigt nät för annans räkning enligt

text: 6 kap. 1 § ellagen (1997:857)

text: , 2. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 2 kap. 3 § lagen (2011:1200)

text: om elcertifikat, 3. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 3 § lagen (2010:601)

text: om ursprungsgarantier för el, eller 4. lägenheter inom en byggnad om det finns en skyldighet att se till att mätning ska kunna ske enligt lagen (

text: ) om energimätning i byggnader. Den ska dessutom 1. vara minst av noggrannhetsklass B om den är avsedd för mätning med mättransformatorer, 2. vara konstruerad för kondenserande fuktighet, och 3. klara de temperaturförhållanden i vilka den avses användas, dock om den avsedda placeringen är öppen åtminstone en övre temperatur på 70 °C och en undre temperatur på -40 °C.

text: Elmätaren ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F och H1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. 1. B + D. 2. B + F. 3. H1.

text: En elmätare, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, får visas på mässor och utställningar, vid demonstrationer och liknande evenemang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att elmätaren inte uppfyller kraven och att den inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk för de ändamål som anges i 4 § första stycket förrän den uppfyller kraven.

text: Ibruktagande av en elmätare

text: Den som tar i bruk en elmätare för de ändamål som anges i 4 § första stycket ska använda en elmätare som uppfyller kraven i 4 §.

text: Övrigt

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:4

text: ) om mätare för aktiv elenergi. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:7

text: om mätare för aktiv elenergi och

text: STAFS 2016:4

text: om mätare för aktiv elenergi ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: STAFS 2024:8

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Särskilda krav på aktiva elenergimätare

text: 1. Noggrannhet

text: Tillverkaren ska specificera mätarens klassbeteckning. Klassbeteckning definieras som klass A, B och C.

text: 2. Nominella driftförhållanden

text: Tillverkaren ska specificera mätarens nominella driftförhållanden, särskilt de värden fn, Un, In, Ist, Imin, Itr och Imax som gäller för mätaren. För de aktuella specificerade värdena ska mätaren uppfylla villkoren i tabell 1.

text: Tabell 1

text: Klass A Klass B Klass C

text: För direktanslutna mätare Ist  0,05  Itr  0,04  Itr  0,04  Itr Imin  0,5  Itr  0,5  Itr  0,3  Itr Imax  50  Itr  50  Itr  50  Itr För transformatorstyrda mätare Ist  0,06  Itr  0,04  Itr  0,02  Itr

text: Imin  0,4  Itr  0,2  Itr  0,2  Itr In = 20  Itr = 20  Itr = 20  Itr Imax  1,2  In  1,2  In  1,2  In

text: För elektromekaniska mätare av klass B ska Imin  0,4  Itr gälla. Spännings-, frekvens- och effektfaktorsområden inom vilka mätaren ska uppfylla största tillåtna fel anges nedan. Vid bestämning av dessa områden ska hänsyn tas till de typiska egenskaperna för den elektricitet som levereras genom offentliga distributionssystem. Spännings- och frekvensområdena ska vara minst 0,9.U  U  1,1.U , n n 0,98.f  f  1,02.f . n n

text: Effektfaktorsområdet ska sträcka sig minst från cos  = 0,5 vid induktiv last till cos  = 0,8 vid kapacitiv last.

text: 3. Största tillåtna fel

text: Effekten av de olika mätstorheterna och influensstorheterna (a, b, c ...) bedöms separat, varvid alla andra mätstorheter och influensstorheter behålls relativt konstanta vid sina referensvärden. Mätfelet, som inte får överstiga det största tillåtna fel som anges i tabell 2, beräknas som

text: 2 2 2 mätfel = a + b + c ...

text: När mätaren är i drift under växlande belastningsström ska det procentuella antalet fel inte överskrida de gränser som anges i tabell 2.

text: Mätaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.

text: Tabell 2

text: Största tillåtna fel i procent av nominella driftförhållanden och fastställda belastningsnivåer och drifttemperatur

text: Drifttemperatur Drifttemperatur Drifttemperatur Drifttemperatur

text: -10 C ... +5 C -25 C ... -10 C -40 C ... -25 C +5 C ... +30 C eller eller eller +30 C ... +40 C +40 C ... +55 C +55 C ... +70 C

text: Mätar- A B C A B C A B C A B C klass

text: Enfasmätare; flerfasmätare med symmetrisk belastning

text: Imin  I < 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 Itr Itr  I  3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 Imax

text: Flerfasmätare med en fas belastad

text: Itr  I  Imax, se 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 undantaget nedan

text: För elektromekaniska flerfasmätare är strömområdet för enfaslasten begränsat till 5Itr  I  Imax.

text: När mätaren är i drift inom olika temperaturområden, ska de relevanta värdena för största tillåtna fel vara tillämpliga.

text: 4. Tillåten påverkan av störningar

text: 4.1 Allmänt Eftersom elenergimätare är direkt anslutna till kraftförsörjningen och efter-som nätströmmen också är en av mätstorheterna, används en särskild elektromagnetisk miljö för elmätare.

text: Mätaren ska överensstämma med den elektromagnetiska miljöklassen E2 och de kompletterande kraven i punkterna 4.2 och 4.3.

text: Den elektromagnetiska miljön och tillåten påverkan avspeglar att det förekommer långvariga störningar som inte får påverka noggrannheten utanför de kritiska avvikelsevärden samt transientstörningar som kan orsaka att funktionen eller prestandan tillfälligt försämras eller förloras, men från vilka mätaren ska återställas och som inte heller får påverka noggrannheten utanför de kritiska avvikelsevärdena.

text: När det finns en förutsebar stor risk på grund av åska eller där luftledningar dominerar ska mätarens metrologiska egenskaper skyddas.

text: 4.2 Påverkan av långvarig störning

text: Tabell 3

text: Kritiska avvikelsevärden för långvariga störningar

text: Kritiska avvikelsevär- Störning den, i procent, för mätare av klass A B C Motriktad fasföljd 1,5 1,5 0,3 Spänningsosymmetri (gäller endast fler- 4 2 1 fasmätare) * Övertonsinnehåll i strömkretsen 1 0,8 0,5 * Likström och övertoner i strömkretsen 6 3 1,5 Snabba transientskurar 6 4 2 Magnetfält, elektromagnetiskt fält med 3 2 1 hög frekvens (utstrålad radiofrekvens), ledningsbundna störningar införda genom radiofrekvensfält samt skydd mot oscillerande vågor

text: * När det gäller elektromekaniska elmätare har inga kritiska avvikelsevärden fastställts för övertonsinnehåll i strömkretsen och för likström och övertoner i strömkretsen.

text: 4.3 Tillåten påverkan av transienta elektromagnetiska fenomen 4.3.1 Påverkan av en elektromagnetisk störning i en elenergimätare ska vara sådan att under och omedelbart efter en störning 1. ska de utgångar som är avsedda för prov av mätarens noggrannhet inte generera pulser eller signaler som motsvarar en energi som överstiger det kritiska avvikelsevärdet, och mätaren ska i rimlig tid efter störningen 2. återgå till att fungera inom det största tillåtna felområdet,

text: 3. ha alla mätfunktioner intakta, 4. medge framhämtning av alla mätdata som förelåg innan störningen applicerades, och 5. inte visa på någon avvikelse i den registrerade energin som överstiger det kritiska avvikelsevärdet.

text: -6 Det kritiska avvikelsevärdet i kWh är m · Un · Imax · 10 (där m är antalet mätelement i mätaren, Un uttryckt i volt och Imax i ampere).

text: 4.3.2 För överström är det kritiska avvikelsevärdet 1,5 %.

text: 5. Lämplighet

text: 5.1 Under den nominella driftspänningen ska mätarens positiva fel inte överstiga + 10 %.

text: 5.2 Visningsanordningen för total energi ska ha tillräckligt antal sifferpositioner för att säkerställa att den inte återgår till sitt initialvärde när mätaren är i drift under 4 000 timmar med full belastning (I = Imax, U = Un och PF = 1) och att det inte går att nollställa den vid användning.

text: 5.3 Vid elbortfall i kretsen ska den summerade mängden uppmätt elektrisk energi kunna avläsas under en period av minst fyra månader.

text: 5.4 Tomgång När spänningen appliceras utan ström i strömkretsen (strömkretsen ska vara öppen krets) ska mätaren inte registrera energi vid spänningar mellan 0,8 · Un och 1,1 · Un.

text: 5.5 Start Mätaren ska starta och fortsätta att registrera med Un, PF = 1 (flerfasmätare med symmetrisk belastning) och en ström motsvarande Ist.

text: 6. Enheter

text: Den uppmätta elektriska energin ska visas i kilowattimmar eller i megawattimmar.

type: foreskrift


text: 1 kap. Inledande bestämmelser

text: Tillämpningsområde

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av mätsystem som används för mätning av överförd el i 1. koncessionspliktigt nät för annans räkning enligt

text: 6 kap. 1 § ellagen (1997:857)

text: , och 2. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 2 kap. 3 § lagen (2011:1200)

text: om elcertifikat, om mätsystemet tagits i bruk efter den 1 maj 2015, och 3. nät utan stöd av nätkoncession vid elproduktion enligt

text: 3 § lagen (2010:601)

text: om ursprungsgarantier för el.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 2 §

text: STAFS 2022:8

text: om mätare för aktiv elenergi. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. energiupplösning: den minsta energikvantitet för mätvärden som registreras i en elmätare, 2. funktionsprincip: elektronisk eller elektromekanisk funktion, 3. försegling: ett fysiskt skydd eller programvaruskydd mot otillåten förändring av en elmätares mättekniska egenskaper, 4. mätarställning: en elmätares register över ackumulerat uppmätt energiflöde, 5. mätpunkt: punkt i ett elnät i vilken det finns en föreskriven skyldighet att mäta, 6. mätsystem: samtliga ingående komponenter som krävs för att mäta primärstorheter och registrera mätvärden, 7. mätsystem kategori 1: elmätare som används för direktmätning (utan mättransformator), 8. mätsystem kategori 2: system bestående av elmätare och strömtransformator, 9. mätsystem kategori 3: system bestående av elmätare samt ström- och spänningstransformator med mätsystemeffekt < 2 MW, 10. mätsystem kategori 4: system bestående av elmätare samt ström- och spänningstransformator med mätsystemeffekt 2-10 MW,

text: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2022:8

text: ) om mätare för aktiv elenergi.

text: 11. mätsystem kategori 5: system bestående av elmätare samt ström- och spänningstransformator med mätsystemeffekt > 10 MW, 12. mätsystemeffekt: den högsta effekt som förekommer i mätsystemet under normala driftförhållanden, vilken inte kan ges ett större värde än den effekt som medges av de anläggningsdelar som ingår i mätsystemet, 13. mätvärde: en elmätares mätarställning eller registrerade energiflöde per tidsperiod, 14. normaltid: centraleuropeisk tid utan omställning till sommartid, 15. reparation: en åtgärd som syftar till att återställa ett mätsystems avsedda funktion utan att systemets ursprungliga egenskaper, ändamål eller någon i systemet ingående komponents typ ändras, 16. revision: reparation eller underhåll av ett mätsystem, 17. största fel: ett mätsystems mätnoggrannhet uttryckt som den största avvikelse från korrekt mätvärde som uppträder eller rimligen kan förväntas uppträda då samtliga felkällor som kan påverka mätresultatet är inkluderade.

type: kapitel

text: 2 kap. Gemensamma krav på mätsystem

text: Ansvar för att kraven uppfylls

text: Den som enligt de bestämmelser som anges i 1 kap. 1 § ansvarar för mätningen ska säkerställa att mätsystemet uppfyller de krav och genomgår sådan kontroll som följer av dessa föreskrifter.

text: Mätvärdesregistrering

text: För mätsystem som registrerar mätvärden enligt förordningen (

text: ) om elcertifikat och förordningen (

text: ) om ursprungsgarantier för el gäller följande vid mätvärdesregistrering. 1. Mätvärdets energiupplösning ska vara anpassad till de energiflöden som kan antas förekomma i mätpunkten och a) får för mätsystem kategori 1 aldrig vara större än 1 kWh, och b) ska för mätsystem kategori 2-5 vid mätsystemeffekt motsvara som störst 1/10 av största tillåtna fel för aktuell kategori. 2. Tidsangivelsen får högst avvika från normaltid med a) 60 s för mätsystem kategori 1, och b) 7 s för mätsystem kategori 2-5.

text: För mätsystem som registrerar mätvärden varje timme eller oftare enligt förordningen (

text: ) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el gäller följande vid mätvärdesregistrering. 1. Mätvärdets energiupplösning a) för mätsystem kategori 1 ska vara 1 Wh, och b) för mätsystem kategori 2-5 ska – vara lämplig för ändamålet, – vid mätsystemeffekt motsvara som störst 1/10 av största tillåtna fel för aktuell kategori, men behöver inte vara mindre än 0,1 kWh. 2. Tidsangivelsen får, för alla kategorier, högst avvika från normaltid med 7 s.

text: För mätsystem som registrerar mätvärden varje månad enligt förordningen (

text: ) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el gäller följande vid mätvärdesregistrering. 1. Mätvärdets energiupplösning ska vara som störst 1 kWh. 2. Tidsangivelsen får högst avvika från normaltid med 30 min.

text: De mätvärden som visas och tillhandahålls av elmätaren vid avläsning eller inhämtning av mätvärden ska överensstämma med mätarställningen.

text: Anpassning till mätpunkten

text: Ett mätsystem ska vara anpassat för att mäta de energiflöden som kan antas förekomma i mätpunkten.

text: I det fall ett mätsystem används för att mäta både in- och utmatning ska energin i samtliga faser summeras för att sedan ackumuleras i ett inmatnings- eller uttagsregister.

text: 3 kap. Mätsystem kategori 1

text: Krav på elmätare

text: Krav på ibruktagande av elmätare finns i

text: STAFS 2022:8

text: om mätare för aktiv elenergi.

text: Elmätaren ska installeras så att den på ett tillförlitligt sätt mäter de energiflöden som kan antas förekomma i mätpunkten.

text: En elmätares felvisning ska i drift vara mindre än eller lika med de värden som följer av tabellerna nedan.

text: Tabell 1

text: 2 3 Provpunkter för mätare som godkänts mot kraven i

text: STAFS 2006:7

text: STAFS 2016:4

text: och

text: STAFS 2022:8

text: om mätare för aktiv elenergi.

text: Strömvärde vid PF Största tillåtna fel (%) symmetrisk belastning Elektronisk Elektromekanisk

text: Imin 1 ± 5 ± 6 Itr 1 ± 3,5 ± 5 Itr 0,5 induktiv 10 Itr 1 25 Itr 1

text: STAFS 2006:7

text: ) om mätare för aktiv elenergi. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (

text: STAFS 2016:4

text: ) om mätare för aktiv elenergi.

text: Tabell 2

text: Provpunkter för övriga mätare.

text: Strömvärde vid symmetrisk belast- Största tillåtna fel (%) ning och PF=1

text: 0.05Ib ± 6

text: 0,1 Ib

text: Ib ± 5

text: 2,5 Ib Ib enligt IEC 62052-11:2003

text: En elmätare i drift ska vara förseglad.

text: Kontroll

text: Allmänna bestämmelser

text: En elmätare i drift ska genomgå kontroll med avseende på kraven för största tillåtna fel. Kontrollen ska utföras genom allkontroll eller statistisk kontroll.

text: Vid kontrollen ska elmätarens felvisning bestämmas och jämföras med största tillåtna fel. Resultatet ska dokumenteras i en kontrollrapport. Vid jämförelsen ska värdet på felvisningen vara mindre än eller lika med största tillåtna fel för att ge ett godkänt resultat.

text: Vid bruten försegling ska en återförsegling utföras av kontrollorganet eller tillverkaren av elmätaren. Förseglingen ska utföras på det sätt och i den omfattning som anges i EU-typintyg eller motsvarande dokumentation. Om återförseglingen utförs av kontrollorganet ska den vara utformad på ett sådant sätt att det går att identifiera kontrollorganet.

text: Om ett mätarparti godkänns efter statistisk kontroll får elmätare som ingår i partiet återinstalleras eller fortsätta vara i drift. En enskild mätare, i ett godkänt parti, som kontrollerats och påvisats inte uppfylla kraven i dessa föreskrifter får dock inte återinstalleras. Om ett parti underkänns efter statistisk kontroll ska alla mätare i partiet tas ur drift inom ett år. Om det på ett tillförlitligt sätt går att lokalisera och avgränsa felaktiga mätare i ett parti, behöver dock de resterande mätarna i partiet inte tas ur drift. En enskild mätare, i ett underkänt parti, som kontrollerats och påvisats uppfylla kraven i dessa föreskrifter får återinstalleras.

text: Bestämning av en elmätares felvisning

text: Elmätarens felvisning ska bestämmas genom kontroll av strömberoende vid minst de provpunkter som anges i tabell 1 och 2 i 3 §.

text: IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (AC) – General requirements, tests and test conditions – Part 11: Metering equipment.

text: Mätosäkerheten vid bestämningen av felvisningen ska omfatta mätmetod, mätutrustning samt mätarens upplösning. Mätosäkerheten ska bestämmas med en täckningssannolikhet av minst 95 procent och får som högst vara 1/5 av aktuellt största tillåtna fel.

text: När elmätare ska kontrolleras

text: Kontroll ska ske 1. för en elektronisk elmätare, senast tre år efter den starttidpunkt som definieras i 11 och 12 §§ och senast vart sjätte kalenderår därefter, 2. för en elektromekanisk mätare, senast tre år efter den starttidpunkt som definieras i 11 och 12 §§, senast det 18:e kalenderåret därefter och sedan senast vart sjätte kalenderår, 3. efter revision, 4. vid bruten mätteknisk försegling, och 5. när det av annan orsak kan antas att mätarens mättekniska egenskaper har förändrats. I stället för kontroll vid de tidpunkter som anges i första stycket 1 och 2 får mätare oavsett funktionsprincip kontrolleras senast vart tionde kalenderår om 1. partiet består av färre än 1 200 enheter, 2. kontrollen utförs som allkontroll, och 3. kontrollintervallet för en enskild mätare inte förändras efter tre år från den tidpunkt som definieras som starttidpunkt i 11 § och så länge mätaren är i drift.

text: Allkontroll

text: Vid periodisk allkontroll ska alla elmätare kontrolleras. Resultatet får endast konsekvenser för den mätare som kontrolleras. Starttidpunkten för det första kontrollintervallet ska bestämmas till mätarens tillverkningsår. Mätare får grupperas och kontrolleras sammanhållet. Mätare, som ingår i en sådan grupp, ska ha producerats under maximalt en treårsperiod. Starttidpunkten för det första kontrollintervallet ska bestämmas till mitten av aktuell period.

text: Statistisk kontroll

text: Vid statistisk kontroll ska elmätare vara indelade i partier om minst 151 mätare. Ett mätarparti ska vara sammansatt på ett sådant sätt att mätresultaten från kontrollen kan anses representativa för partiet. Partiet ska bestå av mätare av samma funktionsprincip och i övrigt vara så homogent som möjligt. Mätarna ska ha producerats under maximalt en treårsperiod. Starttidpunkt för det första kontrollintervallet ska bestämmas till mitten av den period som avses i första stycket. Partiet får bestå av mätare från olika aktörer som enligt de bestämmelser som anges i 1 kap. 1 § ansvarar för mätningen.

text: Vid den statistiska kontrollen ska urvalet av mätare göras enligt ISO 2859- 2:2020 med LQ-värde 8 procent. Urvalet ska vara representativt för partiet. Antalet mätare i ett urval får utökas. En utökning med mer än 15 procent av antalet mätare i ett urval samt orsak till utökningen ska dokumenteras.

text: En elmätare i ett urval ska ersättas om 1. mätarens mättekniska försegling är bruten, 2. mätaren skadats genom yttre påverkan, eller 3. mätaren av annan anledning inte är i driftsmässig kondition.

text: En elmätare får ersättas om 1. mätaren inte längre kan lokaliseras, eller 2. det inte är möjligt att få tillgång till mätaren. Efter det att en kontrollmätning av en mätare påbörjats får mätaren inte ersättas.

text: Dokumentation

text: När en elmätare är i drift samt tre år därefter ska följande dokumentation och uppgifter som avser mätaren finnas tillgängliga vid tillsyn: 1. tillverkarens serienummer, 2. fabrikat, 3. typbeteckning, 4. nummer på EU-typintyg eller motsvarande handling, 5. tillverkningsår, 6. funktionsprincip, 7. Iref (Iref = Ib = 10 Itr), 8. planerat kontrollintervall för mätare med allkontroll efter tio år, 9. det år då mätaren eller, vid statistisk kontroll, det parti mätaren ingick i senast kontrollerades, 10. kontrollrapport från den senaste faktiska kontrollen, och 11. orsak till nedtagning.

text: 4 kap. Mätsystem kategori 2 till 5

text: Krav på mätsystem

text: Elmätare och mättransformatorer i ett mätsystem ska för att få tas i drift vara spårbart utvärderade vad gäller mätfel med tillhörande mätosäkerhet. Utvärderingen ska vara dokumenterad i ett provningsprotokoll, kalibreringsbevis eller motsvarande handling. För mätare som ingår i mätsystem kategori 2 framgår kraven på utvärdering och dokumentation av

text: STAFS 2022:8

text: om mätare för aktiv elenergi och

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument.

text: Ett mätsystems största fel vid normala driftförhållanden ska vara mindre än eller lika med det värde som följer av tabellen nedan.

text: Tabell 3

text: Kategori Största tillåtna fel

text: 2 ± 2 %

text: 3 ± 2 %

text: 4 ± 1 %

text: 5 ± 0,5 %

text: Den elmätare som ingår i ett mätsystem i drift ska vara förseglad.

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: Kontroll

text: Allmänna bestämmelser

text: Ett mätsystem ska genomgå kontroll i fråga om 1. inkoppling och andra förhållanden av betydelse för dess mättekniska egenskaper, och 2. kraven för största tillåtna fel.

text: Mätsystemets största fel ska bestämmas och jämföras med största tillåtna fel för hela intervallet för normala driftförhållanden. Resultatet ska dokumenteras i en kontrollrapport. De normala driftförhållandena ska bestämmas till ett effektintervall med utgångspunkt i det normala överföringsmönstret i mätpunkten. Effektintervallet ska sträcka sig från den högsta uttagna effekten till den effekt som innebär att minst 80 procent av det föregående årets energiöverföring innefattas. Om effektintervallet inte kan bestämmas utifrån överföringsmönstret ska normala driftförhållanden antas utgöra intervallet minst 20 till 100 procent av den högsta effekt som planeras att förekomma i mätpunkten. Vid jämförelsen ska ett värde på största fel anses ge ett godkänt resultat om värdet är mindre än eller lika med största tillåtna fel och kraven i 9 § fjärde stycket är uppfyllda.

text: Kontrollen ska avse mätsystemet i sin helhet. Vid bestämning av största fel får kontrollmätningen begränsas till att avse mätsystemet utan mättransformatorer under förutsättning att det kan göras sannolikt att mättransformatorerna uppfyller de krav som följer av respektive noggrannhetsklass.

text: Kontrollmätning av hela eller delar av ett mätsystem får begränsas till 1. aktuell temperatur om den inte avsevärt avviker från normal temperatur, 2. resistiv och symmetrisk belastning vid nominell spänning och frekvens, eller 3. typisk belastning vid normala driftförhållanden samt aktuell spänning och frekvens.

text: Bestämning av största fel

text: Ett mätsystems största fel ska utgöras av uppmätt felvisning samt den beräknade totala mätosäkerheten för uppmätta värden och för systemet i övrigt. Mätosäkerheten för systemet i övrigt ska omfatta de tillkommande mätosäkerheter som kan förväntas uppkomma från de begränsningar som gjorts vid kontrollmätningen jämfört med de förhållanden som råder vid normal drift, samt mätosäkerheter för icke uppmätta mättransformatorer. För mättransformatorer som undantas från kontrollmätning enligt 6 § andra stycket ska mättransformatorernas bidrag till mätsystemets mätosäkerhet baseras på noggrannhetsklass eller på de senaste uppgifterna om felvisning som framgår av provningsprotokoll, kalibreringsbevis eller motsvarande handling. Vid uppskattning av mätosäkerheten ska hänsyn som minst tas till mätfel som beror på

text: 1. i systemet ingående komponenter, 2. installationen, samt 3. omgivningstemperatur, obalanser, hjälpspänning eller andra influensstorheter. Mätosäkerheten ska bestämmas med en täckningssannolikhet av minst 95 procent och får för uppmätta värden som högst vara 1/5 av aktuellt största tillåtna fel.

text: När mätsystem ska kontrolleras

text: Kontroll ska ske 1. i samband med att ett mätsystem tas i drift, 2. senast sex år efter senaste kontroll, 3. efter revision, 4. vid bruten mätteknisk försegling, och 5. när det av annan orsak kan antas att mätsystemets mättekniska egenskaper har förändrats.

text: Om mätsystemet i samband med idrifttagandet inte används för de energiflöden för vilka mätsystemet är anpassat ska kontrollen som senast genomföras snarast efter det att energiflödena blivit sådana att de motsvarar dem för vilka mätsystemet är anpassat.

text: Dokumentation

text: När ett mätsystem är i drift samt tre år därefter ska följande dokumentation som avser mätsystemet finnas tillgänglig vid tillsyn: 1. provningsprotokoll, kalibreringsbevis eller motsvarande handling avseende elmätare och mättransformatorer, 2. kontrollrapporter, och 3. journal som innehåller en förteckning över åtgärder och händelser som berör mätsystemet.

text: 5 kap. Kontrollorgan

text: Kontroll av mätsystem ska utföras av ett kontrollorgan av typ A, B eller C som ackrediterats för denna uppgift enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

text: om krav för ackreditering och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: . Kontrollen får utföras av samma person inom ett kontrollorgan typ C som utfört installation eller revision så länge detta inte äventyrar kontrollresultaten.

text: Om ett kontrollorgan, som är ackrediterat av ett annat ackrediteringsorgan än Swedac, avser att utföra föreskrivna kontroller ska kontrollorganet underrätta Swedac om detta. Till underrättelsen ska ackrediteringsbeslutet bifogas. Kontrollorganet ska även omgående underrätta Swedac om ackrediteringsbeslutet ändras eller återkallas.

text: Kontrollorganet ska delta i möten för utbyte av erfarenheter och jämförande mätningar eller undersökningar som Swedac anvisar.

text: 6 kap. Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.

text: STAFS 2022:8

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 2 kap. 3 och 7 §§ och i övrigt den 1 januari 2023. 2. Genom författningen upphävs a) styrelsens föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2009:8

text: ) om mätsystem för mätning av överförd el, och b) styrelsens föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2009:9

text: ) om återkommande kontroll av mätare för aktiv elenergi. 3. Bestämmelserna i 3 §

text: STAFS 2009:8

text: gäller för mätsystem, som används för mätning av överförd el i koncessionspliktigt nät för annans räkning enligt

text: 3 kap. 10 § ellagen (1997:857)

text: , fram till den 1 januari 2025. 4. Bestämmelserna i 2 kap. 3 och 7 §§ får tillämpas utan hinder av att de inte har trätt i kraft. 5. De gamla författningarna får fortsätta att tillämpas fram till den 1 januari 2024.

text: STAFS 2024:9

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2025.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt


title: Föreskrifter om ändring i Styrelsen för ackreditering och Publicerad teknisk kontrolls föreskrifter (STAFS 2022:14) om avgifter för ackrediterade organ m.m

text: Bilaga 1

text: Fastprislista

text: Ackrediteringsomfattning Ackrediterade organ som har en ackrediteringsomfattning enligt nedan omfattas av fastprislista. För områdena under rubriken Kontroll – trycksättning och cistern samt Kontroll – fordonsverkstäder kan ett organ vara ackrediterat för flera områden under rubriken och fortfarande omfattas av fastprislista. Har ett organ fler kombinationer utöver dessa beräknas avgiften utifrån Bilaga 2 – Individuell prissättning. För områdena Kalibreringslaboratorier och Övriga områden gäller fastprislista enbart om organet endast har ett verksamhetsställe och ett av områdena under rubriken. Har ett organ verksamhet på flera ställen, flera områden eller områden som inte finns med i listan omfattas de istället av bilaga 2.

text: Kontroll – trycksättning och cistern Cisternkontroll Gasflaskor Oljeavskiljare i drift Påfyllnadsprocess Trycksättning med gas

text: Kontroll – fordonsverkstäder Egna fordonsreparationer Fordonstillverkares hantering av verkstadskort Färdskrivare Hastighetsregulator Taxameter

text: Kalibreringslaboratorier Akustik, ultraljud och vibration Elektricitet och magnetism Fotometri och radiometri Joniserande strålning Kemi och biologi Längdrelaterade storheter Massarelaterade storheter Temperatur Tid och frekvens

text: Övriga områden GLP Reglerad mätteknik

text: Nyackrediteringsavgift Nyackrediteringsavgiften beräknas enligt följande (parentesen upprepas för varje verksamhetsställe som ett organ har):

text: Basavgift + Avgift per verksamhetsställe x antal verksamhetsställen + (Avgift per område x antal områden för ett verksamhetsställe) + Avgift per anmälan x antal anmälningar per direktiv/förordning/avtal

text: Område Basavgift Avgift per Avgift per Avgift per verksam- område anmälan hetsställe Kontroll – trycksättning och cistern 19 008 kr 20 304 kr 10 368 kr 4 000 kr Kontroll – fordonsverkstäder 15 552 kr 35 640 kr 10 368 kr - Kalibreringslaboratorier 88 200 kr - - - Reglerad mätteknik 88 200 kr - - - GLP 55 080 kr - - -

text: Årsavgift Årsavgiften beräknas enligt följande (parentesen upprepas för varje verksamhetsställe som ett organ har):

text: Basårsavgift + Årsavgift per verksamhetsställe x antal verksamhetsställen + (Årsavgift per område x antal områden för ett verksamhetsställe) + Avgift per anmälan x antal anmälningar per direktiv/förordning/avtal

text: Område Basårsavgift Årsavgift Årsavgift Avgift per per per område anmälan verksamhetsställe Kontroll – trycksättning och cistern 10 287 kr 4 671 kr 1 296 kr 4 000 kr Kontroll – fordonsverkstäder 14 823 kr 6 399 kr 2 592 kr - Kalibreringslaboratorier 47 700 kr - - - Reglerad mätteknik 43 200 kr - - - GLP 35 640 kr - - -

text: Ändringsavgift Ändringsavgiften är uppdelad i tre kategorier: Ändring i samband med ordinarie tillsyn, ändring vid extra tillsyn/nytt verksamhetsställe och ändring som enbart innebär granskning av dokument.

text: Ändringsavgiften för Kontroll – trycksättning och cistern och Kontroll fordonsverkstäder beräknas enligt följande. Parentesen debiteras om tillsyn ska ske mellan ordinarie tillsyner eller om utökningen omfattar nya verksamhetsställen:

text: Basavgift + Avgift per område x antal områden + (Avgift vid extra tillsyn per verksamhetsställe x antalet verksamhetsställen)

text: Vid ändring som enbart innebär granskning av dokument fastställs avgiften utifrån Granskning av dokument.

text: Område Basavgift Avgift per Avgift vid extra Granskning område tillsyn per av dokument verksamhetsställe Kontroll – trycksättning och cistern 1 728 kr 3 456 kr 11 880 kr 1 728 kr Kontroll – fordonsverkstäder 1 728 kr 3 456 kr 11 880 kr 1 728 kr

text: För Kalibreringslaboratorier, Reglerad mätteknik och GLP gäller nedan ändringsavgifter. Vid GLP kan ändring enbart ske vid extra tillsyn.

text: Område Vid ordinarie Vid extra tillsyn Vid granskning tillsyn av dokument Kalibreringslaboratorier 7 200 kr 32 400 kr 7 200 kr Reglerad mätteknik 7 200 kr 32 400 kr 7 200 kr GLP - 19 440 kr -

text: Denna författning träder i kraft den 22 mars 2023.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Håkan N Pettersson


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om kylenergimätare

text: Dessa föreskrifter innehåller krav på kylenergimätare som tillhandahålls för ibruktagande för mätning av mängden bortförd värmeenergi om det finns en skyldighet att mäta enligt

text: fjärrkylelagen (2022:332)

text: . Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagande och användning av kylenergimätare för mätning av mängden bortförd energi om det finns en skyldighet att mäta enligt den lagen.

text: Dessa föreskrifter gäller även för kylenergimätare som utgör en del av en bifunktionell termisk energimätare.

text: Varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet, eller som har sitt ursprung i och som lagligen saluförs i en Eftastat som är part i EES-avtalet förutsätts vara förenliga med dessa bestämmelser. Tillämpningen av dessa bestämmelser omfattas av

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019

text: om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning

text: (EG) nr 764/2008

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter avses med 1. bifunktionell termisk energimätare: instrument som är utformat för mätning av värmeenergi, som i en värmeväxlarkrets såväl kan tillföras som bortföras av en värmebärande vätska; en bifunktionell termisk energimätare är antingen ett komplett instrument eller ett kombinerat instrument bestående av delenheterna flödesgivare, temperaturgivarpar samt integreringsverk, eller en kombination av dessa,

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012

text: om energieffektivitet, om ändring av direktiven

text: och

text: och om upphävande av direktiven

text: och

text: , i lydelsen enligt

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944

text: . Se även

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

text: 2. delenhet: flödesgivare, temperaturgivarpar eller integreringsverk, 3. kylenergimätare: instrument som är utformat för mätning av värmeenergi, som i en värmeväxlarkrets bortförs av en värmebärande vätska; en kylenergimätare är antingen ett komplett instrument eller ett kombinerat instrument bestående av delenheterna flödesgivare, temperaturgivarpar samt integreringsverk, eller en kombination av dessa, 4. produktverifiering: en bedömning av överensstämmelse som avser huruvida en kylenergimätare vid tillverkning överensstämmer med typen enligt beskrivningen i typintyget och uppfyller kraven i dessa föreskrifter, och 5. typkontroll: en bedömning av överensstämmelse som avser huruvida den tekniska konstruktionen av en kylenergimätare uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

text: Krav på kylenergimätare

text: Den som tillhandahåller en kylenergimätare för ibruktagande för de ändamål som anges i 1 § ska se till att följande krav avseende mätaren är uppfyllda: 1. kraven i SS-EN 1434-1:2022 och SS-EN 1434-2:2022 eller motsvarande krav, och 2. kraven i 6–10 §§.

text: En kylenergimätare ska 1. vara minst av noggrannhetsklass 2 enligt SS-EN 1434-1:2022 eller motsvarande, för mätning för andra ändamål än leverans till bostäder, och 2. klara de temperatur- och fuktförhållanden i vilka den avses användas.

text: En kylenergimätare ska ha genomgått typkontroll och produktverifiering. Produktverifieringen får utföras med statistisk kontroll. Typkontrollen i första stycket ska utföras enligt SS-EN 1434-4:2022 eller enligt ett förfarande som uppfyller motsvarande krav. Produktverifieringen i första stycket ska utföras enligt SS-EN 1434-5:2022 eller enligt ett förfarande som uppfyller motsvarande krav. Vid den statistiska kontroll som avses i första stycket ska provtagningssystemet säkerställa 1. en kvalitetsnivå som motsvarar 95 % sannolikhet för godkännande, med en felkvot på mindre än 1 %, och 2. en gränskvalitet som motsvarar 5 % sannolikhet för godkännande, med en felkvot på mindre än 7 %. Om ett parti godkänns i samband med statistisk kontroll ska samtliga mätare i detta parti anses vara godkända, utom de mätare i urvalet som inte klarade provningarna.

text: Typkontroll samt den kalibrering eller provning som utförs som en del av produktverifiering ska utföras av ett laboratorium som har ackrediterats för uppgiften enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

text: om krav för ackreditering och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: . Det laboratorium som ska utföra typkontroll ska vara oberoende i förhållande till det företag vars kylenergimätare det ska bedöma och får inte ha något användarintresse i mätaren.

text: Det laboratorium som utfört typkontrollen ska utfärda ett typintyg som ska innehålla 1. datum för utfärdande, 2. laboratoriets namn och adress, 3. tillverkarens namn och adress, 4. slutsatserna av undersökningen, 5. de uppgifter som krävs för att identifiera den godkända typen, 6. uppgifter om kylenergimätarens metrologiska egenskaper, 7. uppgifter om försegling, identifikation av programvara och andra åtgärder som krävs för att garantera kylenergimätarens integritet, 8. information som är nödvändig för att identifiera kylenergimätaren och för att visuellt kunna kontrollera överensstämmelse med typ, 9. all specifik information som krävs för att verifiera de tillverkade kylenergimätarnas egenskaper, och 10. när det gäller delenheter, all nödvändig information för att säkerställa överensstämmelsen med andra delenheter.

text: En kylenergimätare ska åtföljas av en försäkran från tillverkaren om att mätaren uppfyller föreskrivna krav.

text: Krav på delenheter får tillämpas på delenheter som tillverkats av samma eller av olika tillverkare. Då en kylenergimätare består av delenheter gäller samma krav på delenheterna som på mätaren när detta är lämpligt.

text: Ibruktagande och användning av en kylenergimätare

text: Den som tar i bruk en kylenergimätare för mätning av mängden bortförd värmeenergi när det finns en skyldighet att mäta enligt

text: fjärrkylelagen (2022:332)

text: , ska använda en kylenergimätare som uppfyller de krav avseende mätaren som anges i

text: 5 §

text: Den som tar i bruk en kylenergimätare för det ändamål som anges i 12 § ska se till att mätaren är lämplig för de driftförhållanden som kan förutses. Detta gäller särskilt värmebärarens temperatur, tryck, flödesområde samt termisk effekt.

text: När en kylenergimätare är i drift samt tre år därefter ska följande uppgifter som avser mätaren finnas tillgängliga vid tillsyn: 1. tillverkarens serienummer, 2. fabrikat, 3. typbeteckning, 4. nummer på typintyg från typkontroll eller motsvarande handling, 5. tillverkningsår, och 6. i förekommande fall uppgift om mätaren är en bifunktionell termisk energimätare.

text: Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. __________ Denna författning träder i kraft den 1 mars 2024. På Swedacs vägnar ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om gasmätare och volymomvandlare

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om gasmätare och volymomvandlare som förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. gasmätare: mätinstrument utformat för att mäta, registrera och visa den bränslegasmängd (volym eller massa) som passerat genom mätaren, 2. gränsflöde (Qt): flödesvärde som ligger mellan det största och minsta flödet och som bildar gränsen mellan två flödesområden – ”övre området” och ”undre området”; för respektive område finns ett särskilt största tillåtet fel, 3. minsta flöde (Qmin): lägsta flöde vid vilket gasmätaren inte överskrider största tillåtna fel, 4. normalförhållanden: de specificerade förhållanden som den uppmätta flödesmängden räknas om till, 5. största flöde (Qmax): högsta flöde vid vilket gasmätaren inte överskrider största tillåtna fel, 6. volymomvandlare: anordning som är kopplad till en gasmätare och som automatiskt räknar om den uppmätta mängden vid rådande mätbetingelser till motsvarande mängd vid normalförhållanden, och 7. överlastflöde (Qr): största flöde vid vilket mätaren fungerar under en kort tidsperiod utan att ta skada.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), i lydelsen enligt

text: kommissionens direktiv 2015/13/EU

text: . 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: Krav på gasmätare och volymomvandlare

text: För att en gasmätare eller volymomvandlare med en prestanda som gör att den i första hand är anpassad för mätning i bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål samt lätt industri ska få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska den uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: Gasmätaren eller volymomvandlaren ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F och H1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. 1. B + F. 2. B + D. 3. H1. –––––––––– 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2024. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:3

text: ) om gasmätare och volymomvandlare. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:6

text: om gasmätare och volymomvandlare eller

text: STAFS 2016:3

text: om gasmätare och volymomvandlare ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Särskilda krav på gasmätare och volymomvandlare

text: DEL I – SÄRSKILDA KRAV − GASMÄTARE 1. Nominella driftförhållanden Tillverkaren ska specificera de nominella driftförhållandena för gasmätaren med beaktande av följande: 1.1 Gasens flödesområde ska uppfylla minst följande villkor: Klass Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2

text: 1.2 Gasens temperaturområde, med ett minsta område av 40 ºC. 1.3 Förhållanden som hänför sig till bränslegasen Instrumentet ska konstrueras för det utbud av olika gastyper och de distributionstryck som råder i destinationslandet. Särskilt ska tillverkaren ange 1. gasfamilj eller gasgrupp, och 2. största arbetstryck. 1.4 Ett minsta temperaturområde av 50 ºC för den klimatmässiga miljön. 1.5 Nominell växelspänning eller begränsningar i fråga om likströmsförsörjning. 2. Största tillåtna fel 2.1 Gasmätare som visar volymen eller massa vid mätningsförhållandena: Klass 1,5 1,0

text: Qmin < Q < Qt 3 % 2 %

text: Qt < Q < Qmax 1,5 % 1 %

text: Gasmätaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part. 2.2 För en gasmätare med temperaturomvandlare som endast visar den omvandlade volymen, ska mätarens största tillåtna fel ökas med 0,5 % inom ett område av 30 ºC, symmetriskt placerat runt den temperatur som tillverk-

text: aren specificerat och som ligger mellan 15 ºC och 25 ºC. Utanför detta område tillåts en extra ökning av felet med 0,5 % inom varje intervall om 10 ºC.

text: 3. Tillåten påverkan av störningar 3.1 Elektromagnetisk tålighet 3.1.1 Påverkan av elektromagnetiska störningar på gasmätaren eller volymomvandlaren ska vara sådan att 1. förändringen i mätresultatet inte är större än det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 3.1.3, eller 2. det presenterade mätresultatet är sådant att det inte går att tolka som ett giltigt resultat. Ett exempel är en momentan variation som inte kan tolkas, registreras eller överföras som ett mätresultat.

text: 3.1.2 Efter att ha varit utsatt för en elektromagnetisk störning ska gasmätaren 1. återgå till att fungera inom största tillåtna fel, 2. ha alla mätfunktioner intakta, och 3. medge framhämtning av alla mätdata som förelåg omedelbart före störningen.

text: 3.1.3 Det kritiska avvikelsevärdet är det minsta av följande två värden: 1. Den volym som motsvarar hälften av det största tillåtna felets storlek i den uppmätta volymens övre område. 2. Den volym som motsvarar det största tillåtna felet för den volym som motsvaras av maxflödet under en minut.

text: 3.2 Effekten av störningar i uppströms- och nedströmsflöden Under de installationsförhållanden som tillverkaren angett ska inte effekten av flödesstörningar överstiga en tredjedel av största tillåtna fel.

text: 4. Hållbarhet Sedan ett lämpligt prov genomförts, varvid hänsyn tagits till den tid som tillverkaren beräknat, ska följande kriterier uppfyllas.

text: 4.1 Mätare av klass 1,5 4.1.1 Variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovningen får i förhållande till det initiala mätresultatet för flödesvärden i området Qt–Qmax inte avvika från mätresultatet med mer än 2 %.

text: 4.1.2 Visningsfelet efter hållbarhetsprovningen måste ligga inom det dubbla största tillåtna felet i punkt 2.

text: 4.2 Mätare av klass 1,0 4.2.1 Variationen i mätresultatet efter hållbarhetsprovningen får i förhållande till det initiala mätresultatet inte avvika med mer än en tredjedel från det största tillåtna felet i punkt 2.

text: 4.2.2 Visningsfelet efter hållbarhetsprovningen får inte överstiga det största tillåtna felet i punkt 2.

text: 5. Lämplighet 5.1 Gasmätare med kraftförsörjning från elnätet (växel- eller likström) ska vara utrustade med reservkraft eller andra hjälpmedel så att alla mätfunk- 4 tioner bevaras intakta under ett fel på huvudkraftkällan.

text: 5.2 En kraftkälla som är speciellt avdelad för en gasmätare ska ha en livslängd av minst fem år. När 90 % av livslängden förflutit ska en lämplig form av varning visas.

text: 5.3 Anordningar som återger mätresultat ska ha tillräckligt antal sifferpositioner så att den gasmängd som passerar under 8 000 timmar vid Qmax inte gör att siffrorna återställs till sitt utgångsvärde. 5.4 Gasmätaren ska kunna installeras i varje läge som tillverkaren uppgett i sin bruksanvisning.

text: 5.5 Gasmätaren ska ha en provningsenhet som gör det möjligt att utföra provningar under rimlig tid. 5.6 Gasmätaren ska uppfylla kravet vad avser det största tillåtna felet i varje flödesriktning eller endast i en flödesriktning som är tydligt markerad.

text: 6. Enheter Uppmätt mängd ska visas i kubikmeter eller i kilogram. DEL II − SÄRSKILDA KRAV – VOLYMOMVANDLARE

text: En volymomvandlare utgör en delenhet enligt definitionen av detta begrepp i 1 kap. 5 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument. För en volymomvandlare gäller de grundläggande kraven för gasmätare, i erforderliga fall. Dessutom gäller följande krav.

text: 7. Normalförhållanden för omvandlade mängder Tillverkaren ska specificera normalförhållandena för omvandlade mängder. 8. Största tillåtna fel 1. 0,5 % i en lufttemperatur på 20 ºC  3 ºC, luftfuktighet på 60 %  15 %, nominella värden för kraftförsörjningen.

text: 2. 0,7 % för temperaturomvandlare vid nominella driftförhållanden. 3. 1 % för andra typer av omvandlare vid nominella driftförhållanden.

text: Anmärkning: Gasmätarens fel har ej beaktats.

text: Volymomvandlaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systematiskt gynna någon part.

text: 9. Lämplighet 9.1 En elektronisk mätvärdesomvandlare ska kunna detektera när den ligger utanför de arbetsområden (ett eller flera) som tillverkaren angivit i fråga om parametrar som är av betydelse för mätnoggrannheten. I sådant fall skall omvandlaren sluta integrera den omvandlade mängden. Omvandlaren får delsummera den omvandlade mängden för den tid den legat utanför sina arbetsområden (ett eller flera).

text: 9.2 En elektronisk omvandlare ska kunna visa alla uppgifter som är relevanta för mätningen utan extra utrustning.


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om längdmått och volymmått för utskänkning den xx xx 20xx

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om nedan definierade längdmått och volymmått som förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. bräddmått: ett volymmått för utskänkning för vilket innervolymen är lika med den nominella volymen, 2. längdmått: ett mätinstrument försett med skalmärken vars inbördes avstånd anges i en författningsreglerad måttenhet för längd, 3. streckmått: ett volymmått för utskänkning försett med en streckmärkning för nominell volym, 4. volym: innervolymen för bräddmått eller innervolymen upp till ett fyllnadsmärke för streckmått, 5. volymmått för utskänkning: ett volymmått (till exempel dricksglas, kanna eller fingerborgsmått), konstruerat för bestämning av en angiven volym av en vätska (med undantag för farmaceutiska produkter) som säljs för omedelbar förbrukning, och 6. volymmått för överhällning: ett volymmått för utskänkning från vilket vätskan är avsedd att hällas upp innan förbrukning sker.

text: 1 1 Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), i lydelsen enligt

text: kommissionens direktiv 2015/13/EU

text: . 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: Krav på längdmått och volymmått för utskänkning

text: För att ett längdmått eller volymmått för utskänkning ska få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska det uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument med undantag för att ett volymmått inte behöver vara försett med information om dess noggrannhet, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: Längdmåttet eller volymmåttet ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna A2, B, D, D1, E, E1, F1, H och G till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument.

text: Längdmått: 1. F1. 2. D1. 3. B + D. 4. H. 5. G.

text: Volymmått för utskänkning: 1. A2. 2. F1. 3. D1. 4. E1. 5. B + E. 6. B + D. 7. H.

text: När krav ställs på tillhandahållande av ett exemplar av försäkran om överensstämmelse, får det tolkas som gällande ett parti eller en sändning i stället för varje enskilt instrument. –––––––––– 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2024. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:9

text: ) om längdmått och volymmått för utskänkning. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:12

text: om längdmått och volymmått för utskänkning eller

text: STAFS 2016:9

text: om längdmått och volymmått för utskänkning ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Särskilda krav på längdmått och volymmått för utskänkning

text: Kapitel I – Längdmått

text: Referensförhållanden

text: 1.1 För måttband lika med eller längre än fem meter får de största tillåtna felen inte överskridas, när måttbanden utsätts för en dragkraft av 50 N eller andra kraftvärden som angetts av tillverkaren och markerats på måttbandet i enlighet därmed, eller i fallet med styva och halvstyva måttband där det inte krävs någon dragkraft.

text: 1.2 Referenstemperaturen är 20 ºC, om inte tillverkaren angett något annat och märkt bandet i enlighet därmed.

text: Största tillåtna fel

text: 2. Det största tillåtna felet, positivt eller negativt i mm, mellan två icke på varandra följande skalmärken är (a + b · L), där

text: L är värdet på längden avrundat uppåt till helt metervärde, samt

text: a och b, har de värden som anges i tabell 1 nedan.

text: När ett avslutande skalintervall (skaldelsvärde) har en yta som gräns, ska det största tillåtna felet för varje avstånd som börjar i denna punkt ökas med det värde som anges i tabell 1.

text: Tabell 1

text: Noggrannhetsklass a (mm) b c (mm)

text: I 0,1 0,1 0,1

text: II 0,3 0,2 0,2

text: III 0,6 0,4 0,3

text: D – särskild klass för pejlingsmåttband . 1,5 noll noll Upp till och med 30 m .

text: S – särskild klass för spännband för tankar. 1,5 noll noll För varje 30 m-längd när bandet ligger på ett plant underlag.

text: Tillämpas på viktkombinationer måttband/stickan 4 Om den nominella längden överstiger 30 mater ska det största tillåtna felet ökas med 0,75 mm för varje 30-meterslängd.

text: Pejlingsmåttband kan också vara av klasserna I eller II, varvid det största tillåtna felet är  0,6 mm för varje längd mellan två skalmärken, varav det ena på lodet och det andra på måttbandet, när formeln ger ett värde på mindre än 0,6 mm.

text: Det största tillåtna felet för längden mellan två på varandra följande skalmärken och den största tillåtna skillnaden mellan två på varandra följande skalintervall anges i tabell 2 nedan.

text: Tabell 2

text: Intervallängden Största tillåtna fel eller skillnad i millimeter i (skaldelsvärde), i respektive noggrannhetsklass

text: I II III

text: i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3

text: 1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6

text: På ett ledat mått ska leden vara sådan att den inte förorsakar några fel, förutom de ovan nämnda, och som överstiger 0,3 mm för klass II och 0,5 mm för klass III.

text: Material

text: 3.1 De material som används i längdmått ska vara sådana att variationer i längd på grund av temperaturskillnader upp till  8 °C i förhållande till referenstemperaturen inte överstiger det största tillåtna felet. Detta gäller inte för längdmått i klass S och klass D där korrigering för värmeexpansion ska tillämpas vid avläsning när så erfordras.

text: 3.2 Mått som tillverkats av material vars dimensioner kan förändras när de utsätts för hög relativ fuktighet får endast inbegripas i klasserna II eller III.

text: Märkning

text: 4. Måttet ska vara märkt med det nominella värdet. Millimeterskalor ska vara numrerade varje centimeter och mått med ett skalintervall som är större än 2 cm ska ha samtliga skalor numrerade.

text: Kapitel II – Volymmått för utskänkning

text: 1. Referensförhållanden 1.1 Temperatur: referenstemperaturen för volymmätning är 20 °C.

text: 1.2 Läge för korrekt avläsning: stående fritt på en plan yta.

text: 2. Största tillåtna fel

text: Tabell 1

text: Streckmått Bräddmått

text: Volymmått för överhällning

text: < 100 ml  2 ml - 0 + 4 ml

text: ≥ 100 ml  3 % - 0 + 6 %

text: Mått för utskänkning

text: < 200 ml  5 % - 0 + 10 %

text: ≥ 200 ml  (5 ml + 2,5 %) - 0 + 10 ml + 5 %

text: 3. Material Volymmått för utskänkning ska tillverkas av material som är tillräckligt styva och dimensionsstabila för att volymen ska hålla sig inom det största tillåtna felet. 4. Form 4.1 Volymmått för utskänkning ska utformas så att en ändring av innehållet motsvarande det största tillåtna felet orsakar en nivåförändring av minst 2 mm vid brädden eller fyllnadsmärket. 4.2 Volymmått för utskänkning ska utformas så att uthällandet av hela mängden uppmätt vätska inte hindras. 5. Märkning 5.1 Nominell volym ska anges tydligt och outplånligt genom märkning på måttet. 5.2 Volymmått för utskänkning kan även märkas för upp till tre klart urskiljbara volymer, som inte ska kunna förväxlas med varandra. 5.3 Alla måttstreck ska vara tillräckligt tydliga och beständiga så att största tillåtna fel inte överskrids vid användning.


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om dimensionsmätinstrument

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om dimensionsmätinstrument av nedan definierade typer som förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning.

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5 §

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. längdmätningsinstrument: mätinstrument som bestämmer längden på löpande material (till exempel textilier, band, kablar) under den uppmätta produktens matningsrörelse, 2. mätinstrument för flera dimensioner: mätinstrument som bestämmer kantlängderna (längd, bredd och höjd) för den minsta rätvinkliga parallellepiped som innesluter en produkt, och 3. ytmätningsinstrument: mätinstrument som bestämmer ytan på oregelbundet formade objekt, till exempel av läder.

text: Krav på dimensionsmätinstrument

text: För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, ska ett dimensionsmätinstrument uppfylla kraven i 1. bilaga 1 till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument, och 2. bilagan till dessa föreskrifter.

text: Jfr

text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014

text: om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning), i lydelsen enligt

text: kommissionens direktiv 2015/13/EU

text: . 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2016:1

text: ) om mätinstrument.

text: Dimensionsmätinstrumentet ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, D1, E, E1, F, F1, H, H1 och G till

text: STAFS 2016:1

text: om mätinstrument.

text: Mekaniska eller elektromekaniska instrument: 1. F1. 2. E1. 3. D1. 4. B + F. 5. B + E. 6. B + D. 7. H. 8. H1. 9. G.

text: Elektroniska instrument eller instrument som innehåller programvara: 1. B + F. 2. B + D. 3. H1. 4. G. –––––––––– 1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2024. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (

text: STAFS 2016:10

text: ) om dimensionsmätinstrument. 3. Intyg som utfärdats i enlighet med

text: STAFS 2006:13

text: om dimensionsmätinstrument eller

text: STAFS 2016:10

text: om dimensionsmätinstrument ska vara giltiga enligt den nya författningen.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Särskilda krav på dimensionsmätinstrument

text: Kapitel I – Gemensamma krav på samtliga dimensionsmätinstrument

text: Elektromagnetisk tålighet

text: 1. Effekten av elektromagnetiska störningar på ett dimensionsmätinstrument ska vara sådan att 1. förändringen i mätresultat inte är större än det kritiska avvikelsevärdet enligt punkt 2, 2. en mätning inte är möjlig att genomföra, 3. det uppstår momentana variationer i mätresultatet som inte kan tolkas, registreras eller överföras som ett mätresultat, eller 4. det uppstår variationer i mätresultatet som är så stora att alla med intresse av mätresultatet lägger märke till dem. 2. Det kritiska avvikelsevärdet är lika med ett skaldelsvärde.

text: Kapitel II – Längdmätningsinstrument

text: Egenskaper hos den produkt som ska mätas

text: 1. Textilier kännetecknas av den s.k. K-faktorn, som är baserad på töjbarheten och ytkraften hos den uppmätta produkten. Den definieras med följande formel. · 2 K = ε (GA + 2,2 N/m ), där

text: ε är den relativa förlängningen hos ett tygprov av en meters bredd vid en dragkraft av 10 N, GA är ytkraften hos ett tygprov i N/m .

text: Driftförhållanden

text: 2.1 Område Dimensioner och K-faktor, där så är tillämpligt, för instrumentet, inom det område som anges av tillverkaren. Områdena för K-faktorn anges i tabell 1.

text: Tabell 1

text: Grupp K-faktorns värdeområde Produkt -2 2 I 0 < K < 2×10 N/m låg töjbarhet -2 2 -2 2 II 2×10 N/m < K < 8×10 N/m medelhög töjbarhet

text: -2 2 -2 2 III 8×10 N/m < K < 24×10 N/m hög töjbarhet -2 2 IV 24×10 N/m < K mycket hög töjbarhet

text: 2.2 Då det uppmätta objektet inte transporteras av själva mätinstrumentet, måste det uppmätta objektets hastighet begränsas till det område som tillverkaren anger för instrumentet. 2.3 Om mätresultatet är beroende av tjocklek, ytbeskaffenhet och typ av matning (till exempel från en stor rulle eller från en bal), ska motsvarande begränsningar anges av tillverkaren.

text: Största tillåtna fel

text: 3. Instrument

text: Tabell 2

text: Noggrannhetsklass Största tillåtna fel

text: I 0,125 %, men inte mindre än 0,005 Lm

text: II 0,25 %, men inte mindre än 0,01 Lm

text: III 0,5 %, men inte mindre än 0,02 Lm

text: där Lm är den minsta tillåtna uppmätta längden, det vill säga den minsta längd för vilken instrumentet är avsett att användas enligt tillverkarens specifikation. Vid mätningen av de olika materialens sanna längd ska lämpliga instrument användas (till exempel måttband). Materialet ska vid mätningen läggas på ett lämpligt underlag (till exempel ett lämpligt bord) plant och utan töjning.

text: Övriga krav

text: 4. Mätinstrumentet måste vara sådant att produkten mäts utan töjning enligt den avsedda töjbarhet som instrumentet är konstruerat för.

text: Kapitel III – Ytmätningsinstrument

text: Driftförhållanden

text: 1.1 Område Dimensioner inom det område som tillverkaren av instrumentet har angett. 1.2 Produktbeskaffenhet Tillverkaren ska specificera instrumentets begränsningar med avseende på den uppmätta produktens hastighet och i tillämpliga fall tjockleksrelaterad ytbeskaffenhet.

text: Största tillåtna fel

text: 2. Instrument Det största tillåtna felet är 1,0 %, dock lägst 1 dm .

text: Övriga krav

text: 3. Presentation av produkten Om produkten matas tillbaka eller stoppas, ska instrumentet vara sådant att mätfel inte indikeras. Alternativt ska visningsanordningen visa tomt. 4. Skaldelsvärde Instrumentet ska ha ett skaldelsvärde av 1,0 dm . Dessutom ska det vara möjligt att erhålla ett skaldelsvärde av 0,1 dm för provningsändamål.

text: Kapitel IV – Mätinstrument för flera dimensioner

text: Driftförhållanden

text: 1.1 Område Dimensioner inom det område som angetts av instrumenttillverkaren. 1.2 Minsta dimension Den undre gränsen för den minsta dimensionen för skalintervallets samtliga värden anges i tabell 1.

text: Tabell 1

text: Skalintervall (d) Minsta dimension (min) (undre gräns) d ≤ 2 cm 10 d

text: 2 cm < d ≤ 10 cm 20 d

text: 10 cm < d 50 d

text: 1.3 Produktens hastighet Hastigheten får inte överskrida det område som angetts av instrumenttillverkaren.

text: Största tillåtna fel

text: 2. Instrument Största tillåtna fel är  1,0 d.


title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om upphävande av föreskrifterna och de allmänna råden (STAFS 2003:5) om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder

text: Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Denna författning träder i kraft den 1 september 2024. 2. De nu upphävda föreskrifterna gäller fortsatt för beslut som har fattats före den 1 september 2024, dock som längst till och med den 1 september 2026.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Stina Benderix