title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om kontroll av värmeenergimätare

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av värmeenergimätare som används för att mäta mängden levererad värmeenergi till byggnader där det finns en eller flera bostäder och det finns en skyldighet att mäta enligt

text: fjärrvärmelagen (2008:263)

text: Definitioner

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 2 §

text: STAFS 2022:5

text: om värmeenergimätare. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. fjärrvärmeföretag: juridisk eller fysisk person som bedriver fjärrvärmeverksamhet enligt

text: fjärrvärmelagen (2008:263)

text: , 2. försegling: ett fysiskt skydd eller programvaruskydd mot otillåten förändring av en värmeenergimätares mättekniska egenskaper, 3. ibruktagande: den första användningen av en värmeenergimätare för de ändamål som anges i

text: 1 §

text: , 4. i drift: en värmeenergimätare som är installerad i en mätpunkt är i drift, 5. reparation: en åtgärd som syftar till att återställa en värmeenergimätares avsedda funktion utan att mätarens eller någon delenhets ursprungliga egenskaper, ändamål eller typ ändras, 6. revision: reparation eller underhåll av en värmeenergimätare.

text: Se

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2022:5

text: ) om värmeenergimätare

text: Ansvar för att kraven uppfylls

text: Fjärrvärmeföretaget ska säkerställa att värmeenergimätaren uppfyller de krav och genomgår sådan kontroll som följer av dessa föreskrifter.

text: Krav på värmeenergimätare

text: Krav på ibruktagande av värmeenergimätare finns i

text: STAFS 2022:5

text: om värmeenergimätare. En värmeenergimätare som tagits ur drift får tas i drift igen under förutsättning att den har kontrollerats och påvisats uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

text: Värmeenergimätaren ska installeras så att den på ett tillförlitligt sätt mäter den värmeenergi som kan antas förekomma i leveranspunkten.

text: En värmeenergimätares eller delenhets felvisning ska i drift vara mindre än eller lika med de värden vid statistisk kontroll som följer av tabell 1b eller 2b.

text: Tabell 1a

text: Provpunkter för mätare som tagits i bruk enligt kraven i

text: STAFS 2006:8

text: om värmemätare,

text: STAFS 2016:5

text: om värmeenergimätare och

text: STAFS 2022:5

text: om värmeenergimätare.

text: Provpunkter Största tillåtna fel

text: Klass 1: Ef = ± (1 + 0,01qp/q), men inte mer än ± 5 %. qi ≤ q ≤ 1,1qi Klass 2: Ef = ± (2 + 0,02qp/q), Flödesgivare 0,1qp ≤ q ≤ 0,11qp 1) men inte mer än ± 5 %. 0,9qp ≤ q ≤ 1,0qp Klass 3: Ef = ± (3 + 0,05qp/q), men inte mer än ± 5 %.

text: ∆Θmin ≤ ∆Θ ≤ 1,2∆Θmin , Integreringsverk 10 K ≤ ∆Θ ≤ 20 K, Ec = ± (0,5 + ∆Θmin / ∆Θ) ∆Θmax - 5 K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax

text: 35ºC ≤ Θ ≤ 45ºC, Temperaturgivare 70ºC ≤ Θ ≤ 85ºC, Et = ± (0,5 + 3∆Θmin / ∆Θ) Θmax - 30 K ≤ Θ ≤ Θmax

text: qi ≤ q ≤ 1,1qi och ∆Θmax - 5 K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax Klass 1: Ef (klass 1)+ Ec+ Et 0,1qp ≤ q ≤ 0,11qp och Klass 2: Ef (klass 2)+ Ec+ Et

text: Komplett mätare

text: 10 K ≤ ∆Θ ≤ 20 K Klass 3: Ef (klass 3)+ Ec+ Et 0,9qp ≤ q ≤ 1,0qp och ∆Θmin ≤ ∆Θ ≤ 1,2∆Θmin

text: Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2006:8

text: ) om värmemätare Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (

text: ) om värmeenergimätare

text: En högsta provpunkt på qs/2 är tillåten. 2) En lägsta provpunkt på 5 K är tillåten. 3) En högsta provpunkt på 90 K är tillåten. En högsta provpunkt på 90°C är tillåten.

text: Tabell 1b

text: Provpunkter vid statistisk kontroll för mätare som tagits i bruk enligt kraven i

text: STAFS 2006:8

text: om värmemätare,

text: STAFS 2016:5

text: om värmeenergimätare och

text: STAFS 2022:5

text: om värmeenergimätare.

text: Provpunkter Största tillåtna fel

text: 0,1qp ≤ q ≤ 0,11qp

text: Flödesgivare 1)

text: 0,9qp ≤ q ≤ 1,0qp

text: 10 K ≤ ∆Θ ≤ 20 K,

text: Integreringsverk 3)

text: ∆Θmax - 5K ≤ ∆Θ ≤ ∆Θmax

text: Dubbelt så stort som största tillåtna fel enligt tabell 1a 35ºC ≤ Θ ≤ 45ºC,

text: Temperaturgivare 70ºC ≤ Θ ≤ 85ºC,

text: Θmax - 30 K ≤ Θ ≤ Θmax

text: 0,1qp ≤ q ≤ 0,11qp och 10 K ≤ ∆Θ ≤ 20 K

text: Komplett mätare 1)

text: En högsta provpunkt på qs/2 är tillåten. 2) En lägsta provpunkt på 5 K är tillåten. 3) En högsta provpunkt på 90 K är tillåten. 4) En högsta provpunkt på 90°C är tillåten.

text: Tabell 2a

text: Provpunkter för övriga mätare.

text: Provpunkter Största tillåtna fel

text: qmin, qt, qn enligt certifikatet, qmin: ± 5 % för klass 2 och 3 Flödesgivare dock inte högre flöden än qt och qn: ± 2 % för klass 2 klass 3A. qt och qn: ± 3 % för klass 3

text: ∆T = 50°C ± 10°C Enligt certifikatet, dock högst

text: Integreringsverk

text: ∆T = 20°C ± 10°C enligt klass 1

text: ∆T = 50°C ± 10°C ± (0,4+10/∆T) % dock högst ± 4 % Temperaturgivare ∆T = 30°C ± 10°C Mätosäkerheten får inte vara större ∆T = 20°C ± 10°C än 0,04°C

text: Tabell 2b

text: Provpunkter vid statistisk kontroll för övriga mätare.

text: Provpunkter Största tillåtna fel

text: 0,1qn, qn för qn < 15m /h Flödesgivare 3 ± 6 % 0,2qn, qn för qn ≥ 15m /h

text: Dubbelt så stort som största Integreringsverk ∆T = 50°C ± 10°C tillåtna fel enligt klass 1

text: ± 1,2 % Temperaturgivare ∆T = 50°C ± 10°C Mätosäkerheten får inte vara större än 0,1°C

text: En värmeenergimätare i drift ska vara förseglad.

text: När en värmeenergimätare tas ur drift inför kontroll ska den förvaras under sådana förhållanden att dess mättekniska egenskaper inte förändras.

text: Kontroll

text: Allmänna bestämmelser

text: En värmeenergimätare i drift ska genomgå kontroll med avseende på kraven för största tillåtna fel. Kontroll enligt 15 § 1 får utföras genom statistisk kontroll.

text: Vid kontrollen ska värmeenergimätarens eller delenhetens felvisning bestämmas och jämföras med största tillåtna fel. Resultatet ska dokumenteras i en kontrollrapport. Vid jämförelsen ska felvisningen vara mindre än eller lika med största tillåtna fel för att ge ett godkänt resultat.

text: Vid bruten försegling ska en återförsegling utföras av kontrollorganet eller tillverkaren av mätaren. Förseglingen ska utföras på det sätt och i den omfattning som anges i EU-typintyg eller motsvarande dokumentation.

text: Om ett parti godkänns efter statistisk kontroll får värmeenergimätare eller delenheter som är i drift och ingår i partiet fortsätta vara i drift. Om ett parti underkänns efter statistisk kontroll ska alla mätare eller delenheter i partiet tas ur drift inom ett år. Om det på ett tillförlitligt sätt går att lokalisera och avgränsa felaktiga mätare eller delenheter i ett parti, behöver dock de resterande mätarna eller delenheterna i partiet inte tas ur drift.

text: Bestämning av en värmeenergimätares felvisning

text: Värmeenergimätarens eller delenhetens felvisning ska bestämmas genom kontroll vid minst de provpunkter som anges i 6 §. Mätosäkerheten vid bestämningen av felvisningen ska omfatta mätmetod, mätutrustning samt mätarens eller delenhetens upplösning. Mätosäkerheten får som högst vara 1/5 av aktuellt största tillåtna fel om inget annat anges i 6 § och ska bestämmas med en täckningssannolikhet av minst 95 procent.

text: Flödesgivare ska kontrolleras med vätska inom det temperaturområde som anges i EU-typintyg eller motsvarande dokumentation. Temperaturgivare ska provas utan dykfickor. De individuella temperaturgivarna i givarparet ska provas i samma temperaturbad vid temperaturer inom vart och ett av de tre temperaturområden som anges i 6 §. Felvisningen ska beräknas enligt de metoder som anges i SS-EN 1434-5:2022.

text: När värmeenergimätare ska kontrolleras

text: En värmeenergimätare ska kontrolleras 1. senast det nionde kalenderåret efter det att mätaren togs i drift och senast vart fjärde kalenderår därefter, 2. efter revision, 3. vid bruten mätteknisk försegling, och 4. när det av annan orsak kan antas att mätarens mättekniska egenskaper har förändrats. Första stycket gäller endast mätare som ska tas i drift igen eller fortsätta vara i drift.

text: Statistisk kontroll

text: Vid statistisk kontroll ska värmeenergimätare eller delenheter vara indelade i partier. Ett parti ska bestå av minst det antal mätare eller delenheter som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. Värmeenergimätare eller delenheter som utgör ett parti ska 1. ha tagits i drift under som längst en tvåårsperiod, och 2. omfattas av samma EU-typintyg eller motsvarande handling. Om partiet består av flödesgivare ska de dessutom ha samma nominella flöde och ha varit i drift i samma produktionsnät. Integreringsverk och temperaturgivarpar får tillhöra partier som utgörs av delenheter från olika fjärrvärmeföretag. Starttidpunkt för det första kontrollintervallet ska bestämmas till mitten av den tvåårsperiod som avses i första stycket.

text: Antalet värmeenergimätare eller delenheter som ska kontrolleras i ett parti vid statistisk kontroll framgår av bilagan till dessa föreskrifter. I bilagan framgår även villkoren för när partiet ska anses vara godkänt. Urvalet av mätare eller delenheter ska vara representativt för partiet. Antalet mätare och delenheter i ett urval får utökas. En utökning av antalet i ett urval samt orsak till utökningen ska dokumenteras.

text: En värmeenergimätare eller delenhet i ett urval ska ersättas om 1. dess mättekniska försegling är bruten, 2. den skadats genom yttre påverkan, eller

text: 3. den av annan anledning inte är i driftsmässig kondition. En mätare eller delenhet får ersättas om 1. den inte längre kan lokaliseras, eller 2. det inte är möjligt att få tillgång till den. En mätare eller delenhet får inte ersättas efter det att en kontrollmätning har påbörjats.

text: Dokumentation

text: När en värmeenergimätare eller delenhet är i drift samt tre år därefter ska följande dokumentation och uppgifter som avser mätaren eller delenheten finnas tillgänglig vid tillsyn: 1. tillverkarens serienummer eller fjärrvärmeföretagets identifikationsnummer på mätaren eller delenheten, 2. nummer på EU-typintyg eller motsvarande handling, 3. flödesområdet för flödesgivare, 4. temperaturdifferensområde för integreringsverk och temperaturgivarpar, 5. produktionsnät, 6. det datum då mätaren togs i drift, 7. det datum då mätaren eller delenheten senast kontrollerades, eller, vid statistisk kontroll, det datum då det parti mätaren eller delenheten ingick i senast kontrollerades, 8. kontrollrapport från den senaste faktiska kontrollen, och 9. orsak till nedtagning.

text: Kontrollorgan

text: Kontroll av värmeenergimätare och delenheter ska utföras av ett kontrollorgan av typ A, B eller C som ackrediterats för denna uppgift enligt

text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008

text: om krav för ackreditering och upphävande av förordning

text: (EEG) nr 339/93

text: . Kontrollen får utföras av samma person inom ett kontrollorgan typ C som utfört installation eller revision så länge detta inte äventyrar kontrollresultaten.

text: Om ett kontrollorgan, som är ackrediterat av ett annat ackrediteringsorgan än Swedac, avser att utföra föreskrivna kontroller ska kontrollorganet underrätta Swedac om detta. Till underrättelsen ska ackrediteringsbeslutet bifogas. Kontrollorganet ska även omgående underrätta Swedac om ackrediteringsbeslutet ändras eller återkallas.

text: Kontrollorganet ska delta i möten för utbyte av erfarenheter och jämförande mätningar eller undersökningar som Swedac anvisar.

text: Övrigt

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2026.

text: 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2007:2

text: ) om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare. 3. Beslut om förlängd utesittningstid som har meddelats med stöd av

text: STAFS 2007:2

text: eller annan tidigare föreskrift gäller även efter det att denna författning har trätt i kraft. Förlängningen gäller enligt vad som anges i beslutet, antingen för en viss total tid eller för ett visst antal år utöver utesittningstiden enligt den bestämmelse som gällde när beslutet meddelades. 4.

text: STAFS 2007:2

text: får fortsätta att tillämpas till och med den 30 april 2027.

text: På Swedacs vägnar

text: ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Provtagningsplan

text: Antal mätare eller delenheter vars felvisning överstiger största tillåtna fel Antal mätare som ska Partistorlek kontrolleras Antal för att Antal för att partiet ska partiet ska godkännas underkännas 17-25 17 0 ≥ 1 26-50 22 0 ≥ 1 51-90 24 0 ≥ 1 91-150 26 0 ≥ 1 151-280 28 0 ≥ 1 281-500 32 0 ≥ 1 501-1200 50 ≤ 1 ≥ 2 1201-3200 80 ≤ 3 ≥ 4 3201-10000 125 ≤ 5 ≥ 6 10001-35000 200 ≤ 10 ≥ 11


fs: stafs

title: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter Publicerad om kontroll av vattenmätare

text: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om krav på och kontroll av vattenmätare som en huvudman använder för att fastställa vattenförbrukningen enligt lag (

text: ) om allmänna vattentjänster, för byggnader där det finns en eller flera bostäder.

type: stycke

type: paragraf

text: Definitioner

type: rubrik

text: I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 2 §

text: STAFS 2022:4

text: om vattenmätare. Dessutom avses i dessa föreskrifter med 1. huvudman: den som äger en allmän va-anläggning enligt lag (

text: ) om allmänna vattentjänster 2. ibruktagande: den första användningen av en vattenmätare för de ändamål som anges i

text: 1 §

text: , 3. i drift: en vattenmätare som är installerad i en mätpunkt är i drift, 4. försegling: ett fysiskt skydd eller programvaruskydd mot otillåten förändring av en vattenmätares mättekniska egenskaper, 5. reparation: en åtgärd som syftar till att återställa en vattenmätares avsedda funktion utan att mätarens ursprungliga egenskaper, ändamål eller typ ändras, 6. revision: reparation eller underhåll av en vattenmätare.

text: Se

text: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

text: om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1 2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter (

text: STAFS 2022:4

text: ) om vattenmätare

text: Ansvar för att kraven uppfylls

text: Huvudmannen ska säkerställa att vattenmätaren uppfyller de krav och genomgår sådan kontroll som följer av dessa föreskrifter.

text: Krav på vattenmätare

text: Krav på ibruktagande av vattenmätare finns i

text: STAFS 2022:4

text: om vattenmätare. En vattenmätare som tagits ur drift får tas i drift igen under förutsättning att den har kontrollerats och påvisats uppfylla kraven i dessa föreskrifter.

text: Vattenmätaren ska installeras så att den på ett tillförlitligt sätt mäter den vattenvolym som kan antas förekomma i mätpunkten.

text: En vattenmätares felvisning ska i drift vara mindre än eller lika med de värden vid statistisk kontroll som följer av tabell 1b eller 2b.

text: Tabell 1a

text: Provpunkter för mätare som tagits i bruk enligt kraven i

text: STAFS 2006:5

text: om vattenmätare,

text: STAFS 2016:2

text: om vattenmätare och

text: STAFS 2022:4

text: om vattenmätare.

text: Provpunkter Största tillåtna fel  2 % för vatten med en temperatur av ≤ 30°C (Q2 ≤ Q ≤ Q4) Q1 ≤ Q < 1,1Q1 Q2 ≤ Q < 1,1Q2  3 % för vatten med en temperatur 0,9Q3 ≤ Q < Q3 av > 30°C (Q2 ≤ Q ≤ Q4)

text:  5 % oavsett temperatur ≤ 30°C (Q1 ≤ Q < Q2) En högsta provpunkt på Q4/2 är tillåten.

text: Tabell 1b

text: Provpunkter vid statistisk kontroll för mätare som tagits i bruk enligt kraven i

text: STAFS 2006:5

text: om vattenmätare,

text: STAFS 2016:2

text: om vattenmätare och

text: STAFS 2022:4

text: om vattenmätare.

text: Provpunkter Största tillåtna fel

text: Q2 ≤ Q < 1,1Q2 Dubbelt så stort som största tillåtna fel enligt 0,9Q3 ≤ Q < Q3 tabell 1a

text: 3 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2006:5

text: ) om vattenmätare 4 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (

text: STAFS 2016:2

text: ) om vattenmätare

text: Tabell 2a

text: Provpunkter för övriga mätare. Provpunkter Största tillåtna fel

text: qmin, qt, qn enligt certifikat

text: För mätare utan certifikat: ± 5 %, ± 2 %, ± 2 % 0,01qn, 0,06qn, qn för qn < 15 m3/h 0,02qn, 0,1qn, qn för qn ≥ 15 m3/h

text: Tabell 2b

text: Provpunkter vid statistisk kontroll för övriga mätare. Provpunkter Största tillåtna fel

text: 0,08qn, qn för qn < 15 m3/h 0,2qn, qn för qn ≥ 15 m3/h ± 4 %

text: Mätare med EEG-certifikat i klass A provas vid qt och qn enligt certifikatet

text: En vattenmätare i drift ska vara förseglad.

text: När en vattenmätare tas ur drift inför kontroll ska den förvaras under sådana förhållanden att dess mättekniska egenskaper inte förändras.

text: Kontroll

text: Allmänna bestämmelser

text: En vattenmätare i drift ska genomgå kontroll med avseende på kraven för största tillåtna fel. Kontroll enligt 15 § 1 får utföras genom statistisk kontroll.

text: Vid kontrollen ska vattenmätarens felvisning bestämmas och jämföras med största tillåtna fel. Resultatet ska dokumenteras i en kontrollrapport. Vid jämförelsen ska felvisningen vara mindre än eller lika med största tillåtna fel för att ge ett godkänt resultat.

text: Vid bruten försegling ska en återförsegling utföras av kontrollorganet eller tillverkaren av mätaren. Förseglingen ska utföras på det sätt och i den omfattning som anges i EU-typintyg eller motsvarande dokumentation.

text: Om ett parti godkänns efter statistisk kontroll får vattenmätare som är i drift och ingår i partiet fortsätta vara i drift. Om ett parti underkänns efter statistisk kontroll ska alla mätare i partiet tas ur drift inom ett år. Om det på ett tillförlitligt sätt går att lokalisera och avgränsa felaktiga mätare i ett parti, behöver dock de resterande mätarna i partiet inte tas ur drift.

text: Bestämning av en vattenmätares felvisning

text: Vattenmätarens felvisning ska bestämmas genom kontroll vid minst de provpunkter som anges i 6 §. Mätosäkerheten vid bestämningen av felvisningen ska omfatta mätmetod, mätutrustning samt mätarens upplösning. Mätosäkerheten får som högst vara 1/5 av aktuellt största tillåtna fel och ska bestämmas med en täckningssannolikhet av minst 95 procent.

text: Vattenmätaren ska kontrolleras med vätska inom det temperaturområde som anges i EU-typintyg eller motsvarande dokumentation.

text: När vattenmätare ska kontrolleras

text: En vattenmätare ska kontrolleras 1. senast det nionde kalenderåret efter det att mätaren togs i drift och senast vart fjärde kalenderår därefter, 2. efter revision, 3. vid bruten mätteknisk försegling, och 4. när det av annan orsak kan antas att mätarens mättekniska egenskaper har förändrats. Första stycket gäller endast mätare som ska tas i drift igen eller fortsätta vara i drift.

text: Statistisk kontroll

text: Vid statistisk kontroll ska vattenmätare vara indelade i partier. Ett parti ska bestå av minst det antal mätare som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. Vattenmätare som utgör ett parti ska 1. ha tagits i drift under som längst en tvåårsperiod, 2. omfattas av samma EU-typintyg eller motsvarande handling, 3. ha samma nominella flöde, och 4. ha varit i drift i samma produktionsnät. Starttidpunkt för det första kontrollintervallet ska bestämmas till mitten av den tvåårsperiod som avses i första stycket.

text: Antalet vattenmätare som ska kontrolleras i ett parti vid statistisk kontroll framgår av bilagan till dessa föreskrifter. I bilagan framgår även villkoren för när partiet ska anses vara godkänt. Urvalet av mätare ska vara representativt för partiet. Antalet mätare i ett urval får utökas. En utökning av antalet i ett urval samt orsak till utökningen ska dokumenteras.

text: En vattenmätare i ett urval ska ersättas om 1. dess mättekniska försegling är bruten, 2. den skadats genom yttre påverkan, eller 3. den av annan anledning inte är i driftsmässig kondition. En vattenmätare får ersättas om 1. den inte längre kan lokaliseras, eller 2. det inte är möjligt att få tillgång till den. En vattenmätare får inte ersättas efter det att en kontrollmätning har påbörjats.

text: Dokumentation

text: När en vattenmätare är i drift samt tre år därefter ska följande dokumentation och uppgifter som avser mätaren finnas tillgänglig vid tillsyn: 1. tillverkarens serienummer eller huvudmannens identifikationsnummer på mätaren, 2. nummer på EU-typintyg eller motsvarande handling, 3. flödesområde, 4. produktionsnät, 5. det datum då mätaren togs i drift, 6. det datum då mätaren senast kontrollerades, eller, vid statistisk kontroll, det datum då det parti mätaren ingick i senast kontrollerades, 7. kontrollrapport från den senaste faktiska kontrollen, och 8. orsak till nedtagning.

text: Kontrollorgan

text: Kontroll av vattenmätare ska utföras av ett kontrollorgan av typ A, B eller C som ackrediterats för denna uppgift enligt

text: (EEG) nr 339/93

text: Övrigt

text: Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särskilda skäl, medge undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter.

text: 1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2026. 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter och allmänna råd (

text: STAFS 2007:2

text: STAFS 2007:2

text: eller annan tidigare föreskrift gäller även efter det att denna författning har trätt i kraft. Förlängningen gäller enligt vad som anges i beslutet, antingen för en viss total tid eller för ett visst antal år utöver utesittningstiden enligt den bestämmelse som gällde när beslutet meddelades.

text: STAFS 2007:2

text: får fortsätta att tillämpas till och med den 30 april 2027. På Swedacs vägnar ULF HAMMARSTRÖM Mikael Schmidt

text: Bilaga

text: Provtagningsplan

text: Antal mätare vars felvisning överstiger största tillåtna fel Antal mätare som ska Partistorlek kontrolleras Antal för att Antal för att partiet ska partiet ska godkännas underkännas 17-25 17 0 ≥ 1 26-50 22 0 ≥ 1 51-90 24 0 ≥ 1 91-150 26 0 ≥ 1 151-280 28 0 ≥ 1 281-500 32 0 ≥ 1 501-1200 50 ≤ 1 ≥ 2 1201-3200 80 ≤ 3 ≥ 4 3201-10000 125 ≤ 5 ≥ 6 10001-35000 200 ≤ 10 ≥ 11

type: foreskrift